Aus dor Mikrotechnik. '.',[) 



dürften wohl den meisten Ansprüchen genügen ; das Einbetten sehr 

 grosser Objecte nimmt man zweckmässig in besonderen Schalen 1 ) 

 mit flachem Boden vor, welche zu diesem Behuf e in dem grossen 

 Lufträume (in der Figur links) angebracht und, wenn man die volle 

 Wärme erreichen will, jeder für sich mit einem Glasdeckel ver- 

 schlossen werden müssen. Das geöffnete Luftbad (mit dem knie- 

 förmig gebogenen Thermometer t) hat. nämlich eine um annähernd 10° 

 niedrigere Temperatur als das Wasserbad und eignet sich deswegen 

 vortrefflich, wenn man die Verdunstung des Chloroforms (oder des 

 Benzols etc.) ganz langsam vor sich gehen lassen will. Man hat als- 

 dann nur nöthig, das Gefäss mit der Paraffinlösung und dem Objecte 

 im Luftbade so aufzustellen, dass es das Metall nirgends direct berührt, 

 also etwa auf einem Korkringe. Wird dagegen das Luftbad mit einem 

 Glasdeckel geschlossen, so erreicht es im Inneren allmählich nahezu die 

 Temperatur des Wasserbades, wie der Vergleich der beiden Thermo- 

 meter t und t 1 ergiebt. 



Das kleine Wasserbad (w) dient zum Einbetten unter der 

 Loupe oder dem Simplex. An beiden Oeffnungen bringt man Kaut- 

 schukschläuche von etwa 50 cm Länge an und füllt es zunächst, indem 

 man den einen Schlauch als Heber in ein Gefäss mit Wasser taucht 

 und mittels des unteren Schlauches ansaugt. Dann wird auch der andere 

 Schlauch in das Gefäss eingesenkt, und nun kann man das Bad ent- 

 weder auf der Plattform F oder im Luftbade erwärmen ; eventuell hilft 

 man mit dem Brenner nach, bis das Thermometer t 2 den gewünschten 

 Stand erreicht hat. Auf die obere, ganz ebene Fläche von w stellt 

 man das Uhrschälchen oder ein anderes Glasgefäss mit dem Objecte 

 und dem Paraffin, legt je nach Bedürfnis weisses oder farbiges Papier 

 unter und orientiert das Object in aller Kühe. Zwei Holzklötze zum 

 Auflegen der Hände erleichtern dies wesentlich. Zum Schluss hebt 

 man den einen Schlauch aus dem Gefässe mit Wasser und lässt ihn 

 über die Tischkante herunterhängen; auf diese Weise strömt das heisse 



*) Sie werden nicht mitgeliefert und lassen sich leicht bei jedem Klempner her- 

 stellen. Man nehme aber entweder verzinntes oder vernickeltes Eisenblech und kein 

 Messing, da letzteres von Terpenthinöl etc. angegriffen wird. Natürlich sind auch 

 grosse Uhrgläser oder noch besser Glasschalen verwendbar. Hier hängt eben alles 

 von Grösse und Form des einzelnen Objectes ab. 



