Zur Mikrotechnik. 



Bemerkungen zu dem vorhergehenden Aufsatze 



von 



W. Krause. 



Die Vortrefflichkeit des neuen Neapeler Paraffinofens auch für 

 histologische Zwecke kann ich aus eigenem continuierlichen Gebrauche 

 desselben bestätigen und erlaube mir, noch ein paar Bemerkungen 

 hinzuzufügen. 



Während der kleine Paraffinofen angeheizt wird, schlägt sich aus 

 dem verbrennenden Leuchtgase stammendes , schwefelwasserstoffhaltiges 

 Wasser an der Unterfläche des Apparates nieder und tröpfelt so lange 

 herab , bis der letztere genügend durchwärmt ist. Je nach der Leucht- 

 gassorte mag diese Unbequemlichkeit einen verschiedenen Grad er- 

 reichen; um unter dem Ofen bequem reinigen zu können, würde der 

 Einzelne vielleicht etwas höhere Füsse desselben ausführen zu lassen 

 und den Brenner auf eine beliebige Unterlage zu stellen vorziehen. 

 Scrupulöse Reinlichkeit versteht sich für die Handhabung einer solchen 

 Construction von selbst; wer sie versäumt, wird bald auf Teile des 

 Apparats stossen, die durch Paraffin festgeklebt sind und erst beim 

 Erwärmen wieder beweglich werden. 



Statt der oben beschriebenen einfachen Vorrichtung wird man 

 vorziehen, das kleine Wasserbad mit dem Hahne einer Wasser- 

 leitung in Verbindung zu setzen, wenn man laufendes Wasser zur Ver- 

 fügung hat. 



Der Thermoregulator ist ein unschätzbares Hülfsmittel, im 

 Vergleich zu seinem Preise. Ist derselbe einmal eingestellt, so erfor- 

 dert der Apparat absolut keine Beaufsichtigung mehr, was ein gewiss 

 nicht zu unterschätzender Vorzug für diejenigen ist, die zwischendurch 



