48 W. Krause, 



von anderen Geschäften, Vorlesungen u. s. w. in Anspruch genommen 

 werden. Dazu sind die Kosten des verbrauchten Leuchtgases geradezu 

 minim. Die Reinhaltung des Quecksilbers vom Quecksilbersulfid braucht 

 wohl nur angedeutet zu werden. 



Die meisten Mikroskopiker geben die Nr. ihrer Objectivlinsen u. 

 s. w. statt der Vergrösserung an, weil die Zeichnungen , um die 

 Kosten derLithographieen nicht zu sehr anschwellen zu lassen, in klei- 

 nerem Massstabe ausgeführt werden, als es die Vergrösserungsziffer 

 verlangen würde. Früher habe ich 1 ) daher den Ausweg eingeschlagen, 

 das Verhältniss der Vergrösserung der angewandten Linsensysteme zur 

 reellen Vergrösserung der Abbildung durch einen Bruch auszudrücken, 

 z. B. 1000/400. Ob die directe Bestimmung der Vergrösserung mittels 

 der Camera lucida viel genauer ist, als die unmittelbare Vergleichung 

 eines vermöge des freien Auges gesehenen Maassstabes mit dem Bilde 

 des vergrösserten Objectivmikrometer, darüber steht mir kein Ur- 

 teil zu. Jedenfalls sind die Angaben der besseren Optiker über die 

 Vergrösserungsziffern der von ihnen angefertigten Mikroskope bis auf 

 einige Procente zutreffend, vorausgesetzt dass man die gewählte Seh- 

 weite kennt. Dagegen sind die mit kleinen Teilmaschinen fabrikmässig 

 hergestellten und für 5—6 Mk. überall käuflichen Ocularmicro- 

 meter nichts weniger als fehlerfrei. Sieht man auch von den par- 

 tiellen Fehlern in der Distanz von je zwei benachbarten Teilstrichen 

 ab, so bleiben doch die generellen Fehler übrig, welche von unrich- 

 tiger Länge des zu Grunde gelegten Etalons abhängen ; letztere Länge 

 schwankt begreiflich ebenfalls mit der Temperatur. Man kann die 

 Unsicherheit, welche den Mikrometerteilungen anhaftet, mindestens 

 auch auf ein paar Procent veranschlagen, wenigstens verhält sich dies 

 so bei einigen Glasmikrometern, die der verstorbene Professor der 

 Physik B. Listing in Göttingen, für mich geprüft hatte. Benutzt man 

 die schlecht geteilten Mikrometer im Oculare, so schaden die Fehler 

 sehr wenig 2 ); etwas anderes aber ist es, wenn letztere z. B. 500fach 

 vergrössert werden, was bei der Benutzung als Objectivmikrometer 

 oder bei der Bestimmung von Vergrösserungen unvermeidlich ist. 



1 ) Allgemeine und mikroskopische Anatomie. 1876. Vergi. S. 4 und bei den 

 meisten Figuren. 



*) Vergi. Volkmann, Archiv f. Anatomie u. Physiologie. 1844. S. 14. 



