LXXV 



durch Strahlung, Leitung oder Konvektion Wärme verliert, so be 

 steht in der notwendigen, möglichst genauen Berücksichtigung dieses 

 Verlustes die eigentliche, große Schwierigkeit der Aktinometrie. 



Hieran anschließend wurden verschiedene Typen von Aktino- 

 metern und Pyrheliometern besprochen und zum Teil vorgeführt, 

 so das PouiLLEx'sche Pyrheliometer, das ViOLLE'sche Aktinometer, 

 das von der Smithonian Institution herausgegebene Silverdisk- 

 Pyrheliometer sowie das sich für schnelle relative Messungen 

 besonders gut eignende, auf der durch Temperaturerhöhung her- 

 vorgebrachten Verbiegung einer winzigen bimetallischen Lamelle 

 beruhende MiCHELSON'sche Aktinometer. Das vor einigen Jahren 

 vom internationalen Sonnenkomitee als Standard-Instrument vorge- 

 schlagene ANGSTRÖM'sche Kompensations-Pyrheliometer, das gewisser- 

 maßen zwei gleichartige Aktinometer miteinander verbindet, indem 

 das eine durch die Sonnenbestrahlung, das andere durch einen 

 seinem Energiewert nach genau zu bestimmenden elektrischen Strom 

 beeinflußt wird, der bei geeigneter Stärke den durch die Sonnen- 

 bestrahlung hervorgerufenen Thermostrom kompensiert, gibt unter 

 Berücksichtigung der dem Apparat beigegebenen Konstanten und 

 mit einer von Abbot angebrachten Korrektion direkt den in Gramm- 

 kalorien ausgedrückten Energiestrom an, der für die Sekunde auf 

 die senkrecht zu den Strahlen stehende Fläche von i cm^ trifft. 

 Durch Reduktion der durch Messung bei verschiedenen Sonnen- 

 höhen mit dem LANGLEY'schen Bolographen erhaltenen Kurven der 

 Energieverteilung im Spektrum der bis zur Erdoberfläche gelangen- 

 den Sonnenstrahlen sowie in demjenigen der bis zur oberen Grenze 

 der Atmosphäre gelangenden Strahlung auf die mittelst eines ge- 

 eigneten Pyrheliometers gewonnenen Werte erhält man die sogenannte 

 Solarkonstante. Da nun für den Arzt, den Biologen, den Klimato- 

 logen oder den Luftelektriker nicht nur die Kenntnis der gesamten 

 Energiestrahlung der Sonne notwendig ist, sondern da es für diese 

 von außerordentlicher Wichtigkeit ist, auch die Intensität des Sonnen- 

 lichts und des Himmelslichts zu kennen, soweit sie zur Erscheinung 

 kommt in der Helligkeit des sichtbaren Spektrumteiles, in dem 

 photographisch wirksamen blauvioletten, oder aber im ultravioletten 

 Teil, so wurden auch die hier in Frage kommenden Apparate und 

 Methoden besprochen. Dabei sei nur an das WEBER'sche Photo- 

 meter, an die WEBER'sche Methode, die auf der Vergleichung der 

 Schwärzung der einen Hälfte eines photographischen Papiers mit den 

 durch Belichtung mittelst einer Hefnerkerze in bestimmtem Abstände 

 hervorgerufenen Schwärzungsstufen der anderen Hälfte beruht, an 

 das neuerdings auch mit dem WuLF'schen Elektrometer kombinierte, 

 auf dem Hallwachseffekt beruhende Zinkkugelphotometer sowie an 

 die lichtelektrischen Zellen von Elster und Geitel erinnert. 



Der Vortragende ging dann des näheren auf die schönen, in 

 den Jahren 1908 bis 19 10 in Kombination mit luftelektrischen 

 Messungen vorgenommenen Untersuchungen von DORNO in Davos 

 ein. DoRNO untersuchte genauer die direkte Wärmestrahlung der 

 Sonne, die Helligkeit des direkten Sonnenlichtes sowie des gesamten 

 bezw. unter Ausschluß der Sonne genommenen diffusen Tages- 

 lichtes, die entsprechenden Werte der photographisch wirksamen 

 blauvioletten Strahlung, sowie endlich die ultraviolette Intensität des 



