492 



Fig. III. 



Anordnung der Aufstellung aus der vorstehenden Figur erkannt werden, und erübrigt es 

 nur noch einige Worte über die zur Aufhängung des Apparates dienende Planke hinzu- 

 zufügen. Fio'ur III zeigt die Art und Weise, in welcher die Planke A in die Mauer ein- 

 gelassen ist. Z ist der Zapfen des Cedernpfeilers, wodurch jede Erschütterung oder jedes 

 Mitschwingen der Unterlage bei Schwingungen des an dem Pfeiler schwingenden Reversions- 

 Pendels ausgeschlossen scheint. 



Alle weiteren Einzelheiten der Aufhängung des Pendels mit der Arretirvorrichtung r 

 und s sind aus Tafel 3 zu ersehen, und bedarf es wohl keiner weiteren Erklärung zum 

 Verständniss der einzelnen Figuren dieser Tafel. Dabei mag erwähnt werden, dass auch 

 diese Tafel eine ins Einzelne gehende Darstellung des Pendels selbst giebt (Figur 1 bis 7). 

 lieber die Dimensionen dieses Pendels wird in einem späteren Abschnitt dieser Abhandlung 

 jeder wünschenswerthe Aufschluss gegeben werden. Bleiben wir für's Nächste noch bei der 

 Erklärung der Figur II, so sei erwähnt, dass an dem Widerlager des Gewölbes sich ein 

 Cedernpfeiler von gleichem Querschnitt mit dem oben erwähnten befindet, der dazu dient, 



den Vertikalkomparator C zum genauen Messen der Pendel- 

 länge aufzunehmen. Es wird im weiteren Verlauf auf die 

 Beschreibung dieses Apparates zurückgekommen werden, 

 und sei jetzt nur noch erwähnt, dass in der Nische neben 

 dem Vertikalkomparator sich ein Psychrometer Ps befindet 

 sowie ein Normalbarometer von Greiner jr. Berlin (B). 

 Das untere Ende des letzteren wurde genau nivellirt und 

 in Beziehung zu dem Reversions-Pendel gebracht. 



Die eingehende Beschreibung der Apparate wird noch 

 2p jp 60 ao ip octn. vorbehalten, für jetzt sei nur angegeben, dass auch im 



Grundplan, Tafel 2, die Anordnung der einzelnen Apparat- 

 theile zu erkennen ist. Des weiteren wird angegeben, dass sich in einer Linie mit dem 

 Teleskop für die Beobachtung der Koincidenzen von Schwingungen des Pendels der Uhr 

 und des Revei-sions-Pendels in c ein Objektiv aufgestellt befindet, mittels dem ein Bild des 

 untern Endes des Reversions-Pendels am untern Ende des Uhrpendels, da wo der oben 

 beschriebene Schlitz im Pappstreifen sich befindet, erzeugt wird, sodass man vom Koincidenz- 

 fernrohre f aus das projicirte Bild zugleich mit dem Bilde des Uhrpendels wahrnehmen 

 kann (s. auch Tafel 1). Das Teleskop zur Beobachtung der Koincidenzen befindet sich auf 

 einer hölzernen Säule von 8" (0,203 m) im Quadrat und bis auf 2' (0,610 m) tief in die 

 Erde eingerammt. Die Säule H selbst ist ungefähr 2' 4,5" (1,029 m) über dem Boden der 

 Aushöhlung. Der Zwischenapparat C mit Projektionslinse ist auf einem Cedernblock be- 

 festigt, der nur einige Zoll über dem Boden des Zimmers hervorragt, in den er auf 2' 

 (0,610 ra) tief eingerammt ist. 



In nachstehendem werden die Entfernungen der einzelnen Theile des Pendelapparates 

 wenn das Reversions-Pendel eingehängt, die Koincidenzuhr aufgestellt und das Teleskop in 

 der Mitte der für diesen Zweck bestimmten Säule befestigt ist, gegeben: 



Entfernung des Pendels der Uhr (Schlitz im Zeiger) bis zum Reversions-Pendel 



= 7' 11,5" (2,426 m) 

 Entfernung des Objectivs des Projectionsapparates C vom Uhrpendel = 5' 1,5" 

 (1,562 m) 



