493 



Entfernung des Objektivs des Zwischenapparates vom Reversions-Pendel = 2' 10" 



(0,864 m) 

 Entfernung der Mitte des Teleskops vom Uhrpendel = 8' 3^/4" (2,534 m). 



Es ist nun noch hervorzuheben, dass es nicht möglich vrar, die Amplituden der 

 Schwingungen des Reversions-Pendels direkt durch die OefFnung am Uhrgehäuse zu beob- 

 achten, da das Gesichtsfeld des Fernrohrs f für diesen Zweck zu klein war, und mussten 

 deshalb die Amplituden in einem Spiegel K (Tafel 1), welcher über der Uhr befestigt war, 

 mittels eines zweiten Fernrohres g (Tafel 1) reflektirt beobachtet werden. Es wird später, 

 da in Folge dieser Anordnung eine besondere Reduktion der Schwingungsweiten angewendet 

 werden musste, auf diese Anordnung der Apparate zurückgekommen werden. Noch sei 

 erwähnt, dass sämmtliche Beobachtungen bei künstlichem Lichte ausgeführt wurden, wodurch 

 Sorgfalt darauf verwendet werden musste, dass eine störende Erwärmung des Apparates nicht 

 stattfinden konnte. 



Ueber die Weise die Koincidenzen zu beobachten sei nur erwähnt, dass die Enden 

 des Reversions-Pendels in einen schmalen Streifen ausliefen, mittels dem ganz in der Weise, 

 wie dies von Bessel^) beschrieben worden ist, die Koincidenzen mit dem Uhrpendel beob- 

 achtet werden konnten. Ein schmales weisses ßlättchen an der unten befindlichen Skala 

 für die Beobachtung der Amplituden gestattete die Ein- und Austritte, sowie die totale 

 Verdunklung desselben mit aller wünschenswerthen Schärfe zu beobachten. Die Amplituden 

 selbst wurden mittels einer feinen Stahlspitze an den Enden des Pendels, die über der Skala 

 schwang abgelesen. Die Skala war mittels Stellstiften, die mit Klemmschrauben versehen 

 waren, zu adjustiren und befand sich l^/s" (0,035 m) hinter der Pendelspitze. Die Ent- 

 fernung des oben beschriebenen Spiegels zur Beobachtung der Amplituden ist genau 5' 0,5" 

 (1,535 m) über der Horizontallinie, welche durch das Ende des Pendels und das Koincidenz- 

 fernrohr geht. Vom Okular des Fernrohres bis zur Skala ist die Entfernung 17' O^/g" 

 (5,182 m). Die Entfernung der Skala vom Aufhängepunkt ist durch die Länge des Pendels 

 von der Messerschneide bis zur Stahlspitze gegeben. Es wird später bei der Reduktion der 

 Schwingungsweiten auf diese Zahlen zurückgekommen werden und wird hier nur noch 

 angegeben, dass die Skala in halbe Pariser Linien eingetheilt war, sodass 80 Theile der 

 Skala etwa 90 mm betrugen. 



Auf weitere Einzelheiten der Beobachtung bezw. Messung wird später zurück- 

 gekommen werden. 



VI. Der Vertikal-Koniparator 



zur Bestimmung der Länge zwischen den Messerschneiden wurde nach meinen Angaben 

 von dem Mechaniker Heinrich Schreiber in Melbourne angefertigt. Der , soviel' mir 

 bekannt, mit Ausnahme des von Littrow verwendeten Fühlhebel -Vertikal- Messapparat, '^) 

 eine Vorrichtung zum Messen der Pendellänge in vertikaler Lage noch nicht konstruirt 

 war, so hatte ich mich zunächst über die Konstruktion eines solchen, für die Melbourner 

 Verhältnisse geeigneten Apparates schlüssig zu machen. Denn, dass man in Fällen, wie 



^) Mittels des Koincidenzcylinders. 



2) S. S. 482 im Vorwort zu dieser Abhandlung. 



