494 



sie bei Messungen von Pendellängen gegeben sind, diese nur in der Lage, in welcher das Pendel 

 schwingt, ausführen dürfe, war bei der äussersten Genauigkeit, die angestellt werden musste, 

 einleuchtend. Alle Verbuche, das unter einem horizontal angeordneten Komparator befind- 

 liche Pendel durch Gewichte zu strecken, konnten nach den gemachten Erfahrungen nicht 

 genügen. Da ein Vorbild für den Apparat nicht vorlag, so boten sich der Konstruktion 

 eines solchen nicht unerhebliche Schwierigkeiten dar, die aber, wie der Erfolg zeigte, durch 

 die Tüchtigkeit des Mechanikers überwunden wurden. Auf Tafel 4 dieser Abhandlung findet 

 sich der Vertikalkomparator mit allen Details abgebildet und dürfte darnach eine eingehende 

 Beschreibung desselben zum vollen Verständnisse kaum erforderlich sein. Figur 1 zeigt 

 dessen Ansicht von vorne, Figur 2 von der Seite. Figur 3 der Tafel 4 ist ein Schnitt in 

 der Richtung A-B und P-L, woraus die Anordnung der einzelnen Theile ersichtlich wird 

 und namentlich die Lage der Mikrometer m', sowie die Vorrichtung ss der Schraube, mittels 

 der das zu messende Pendel unter dem Mikrometer vorübergeführt werden konnte, um ver- 

 schiedene Stellen der Messerschneiden zur Messung benützen zu können. Figur 4 ist ein 

 Horizontaldurchschnitt durch C-E und H-J, sodass man das Mikroskop m und eine Vorrich- 

 tung q sehen kann, welch' letztere dazu diente, das Pendel bei den Messungen, leicht 

 o-estützt, festzuhalten. In beiden Figuren ist die Lage des Pendels ii angedeutet, sodass 

 man erkennen kann, wie sich dasselbe während der Messung gelagert befindet. Erwähnt 

 sei nur noch, dass, wenn das Pendel nicht eingehängt sich befand, der Normalmaasstab nn 

 an seine Stelle gebracht werden konnte. Die Art und Weise der Messung der Entfernung 

 der Messerschneiden des Pendels PP oder des Maassstabes auf der soliden Schiene hh ist 

 im Allgemeinen ähnlich derjenigen, welche Sir G. Schuckburgh-Evelyn bei seinem Hori- 

 zontalkomparator anwandte, und bedarf wohl keiner besonderen Auseinandersetzung.^) Die 

 Figuren 5, 6, 7, 8, 9 und 10 der Tafel 4 geben Einzelheiten der Aufhängung bezw. der 

 Bewegung einzelner Theile des Apparates. Thermometer zur Ablesung der jeweiligen 

 Temperatur befanden sich in dem Gehäuse aufgehängt, in dem der Apparat, wenn nicht 

 gebraucht, verschlossen war. Zur Aufstellung des Komparators sei noch erwähnt, dass sich 

 derselbe an einer soliden Cedernsäule von 22,5 cm quadratischen Querschnitt T befestigt 

 befand, die seinerseits wieder auf einer Mauer N ruhte und in der Wand des Beobachtungs- 

 zimmers eingemauert sich befand. Die Anordnung ist aus Tafel 1 zu ersehen, sowie, dass 

 der Komparator in unmittelbarer Nähe des Aufhängungs- und Schwingungsortes des Pendels 

 sich befand, wodurch es zu bewirken möglich wurde, dass beide Apparate die gleiche 

 Temperatur hatten. 



VII. Das Messen der Pendellänge und die Vergleichung derselben mit dem Maassstab. 



Der Komparator war, wie soeben erklärt, in unmittelbarer Nähe der Pendelvorrichtung 

 aufgestellt (die horizontale Entfernung betrug etwa 2'' 6^/4")- Auf diese Weise konnte so- 

 wohl der Transport des Pendels zum Komparator, wie auch die Vergleichung mit dem 

 Maassstabe in kürzester Frist ausgeführt werden. Temperaturdiflferenzen zwischen den beiden 

 Aufstellungen waren, wie gleichfalls schon bemerkt, bei dieser Anordnung der Aufstellung 



^) PMlosophical Transactions 1798 pl. I p. 133 ff.: An account of some Endeavours to ascertain a 

 Standard of weights and measures. 



