517 



V. Eine weitere Vergleichung wurde im Jahre 1872 im Normal-Aichungs- 

 Amt ausgeführt und zwar von Dr. Baumann; darüber liegt folgendes Certifikat vor: 



Beifolgend beehrt sich die Kommission, Ihnen den zur Vergleichung übersandten 

 Meter-Maassstab (Strichmaass von Lohmeier) wieder zu übersenden mit dem ergebensten 

 Bemerken, dass sowohl eine neue Vergleichung der Gesammtläuge des Maasses als eine noch- 

 malige Untersuchung einzelner Millimeter -Intervalle in Folge des uns ausgesprochenen 

 Wunsches stattgefunden hat. 



Das Strichmaass von Lohmeier ist von uns mit einem Normal-Strichmaass No. 1605 

 verglichen worden. 



Die Gesammtheit der in gewisse Gruppen zusammengezogenen Vergleichungsresultate 

 beider Maasse sind, inclusive des bei 6,6° Celsius letztgewonnenen, ausgedrückt in Tausend- 

 theilen des Millimeters folgende: 



bei 6,6° 

 bei 9,7" 

 bei 16,3° 

 bei 18.5° 



1605 — L. (d. h. P.L.; 



— 244 



— 246 



— 246 



— 245 hiernach ist etwa anzunehmen 



bei 0° — 245. 



Für die Länge des Normals 1605 ist früher die Formel angenommen worden: 

 Meter — 1605 = -j- 33 — 17,7 X t (Celsius), 

 wonach sich für Lohmeier die Formel ergeben wird: 



Meter — Lohmeier = —2\2 — \l,l Xt (Celsius). 



Neuerdings ist die Korrektion des Normals 1605 gegen das Metre des archives durch 

 eine Reihe anderweitiger Untersuchungen etwas in Frage gestellt worden, und es ist wahr- 

 scheinlich gemacht worden, dass Meter — 1605 statt -|- 33 nahezu -}- 40 Tausendtheile des 

 Millimeter betragen wird; doch dürfte es zunächst noch rathsam sein, an der früheren An- 

 nahme festzuhalten. 



Von Millimetei--Intervallen sind folgende untersucht worden. Die W^erthe derselben 

 können angenommen werden: 



— 1 zu gross um 84 Tausendtheile des Millimeter 

 100-101 , , 9 , 



160-161 , , 7 „ 



1000-1001 , , 20 „ 



Zu diesen Messungen ist jedoch zu bemerken, wie auch die Vergleichung mit früheren 

 ähnlichen Messungen, welche bereits Herrn Dr. Peters mitgetheilt worden sind, zeigt, dass 

 die Bestimmung der Millimeter-Intervalle ebenso wie die Bestimmung der Gesammtlänge 

 etwas unsicher bleibt, weil es an einer genügenden Festlegung desjenigen Punktes jedes 

 Maassstriches fehlt, welcher eigentlich maassgebend sein soll, und welcher sonst in der Regel 

 durch 1 oder 2 Längenlinien und deren Durchschnitt mit jedem Striche fixirt zu werden pflegt. 



Berlin, den 8. März 1872. Kaiserliche Normal- Aichungs-Kommission. 



An Herrn Dr. Neumayer. gez. Foerster. 



