530 



Verschiedene Unzulänglichkeiten an der vom Verfasser in der erwähnten 

 Untersuchung benützten Versuchsanordnung ließen eine Weiterführung der Ver- 

 suche mit größeren Hilfsmitteln erwünscht erscheinen; über diese soll im fol- 

 genden berichtet werden. 1 ) Die technischen Einzelheiten der Gesamtanordnung 

 sind, insbesondere für Gasbereitung und -Verflüssigung, vielfach gleich oder 

 identisch mit Anordnungen, die von K. T. Fischer bei anderen, noch nicht 

 veröffentlichten Arbeiten auf dem gleichen Gebiet verwandt wurden; sie sind 

 meist aus gemeinsamer Arbeit entstanden und sollen, soweit nötig, schon hier 

 ausführlich angegeben werden. 



Das Prinzip der angewandten Untersuchungsmethode ist dasselbe wie 

 früher, nämlich Wägung der durch elektrische Heizung verdampften Flüssig- 

 keitsmenge. Die volumenometrische Methode hat zwar den Vorteil, daß sich 

 die Bestimmung des Volumens mit einer Genauigkeit durchführen läßt, die 

 der an der Wage möglichen Gewichtsbestimmung überlegen ist; es entspricht 

 1 mg Flüssigkeit 1 ccm Gas, oder 1 g verdrängten Wassers; die Unsicher- 

 heit in der Messung der Temperatur des aufgefangenen Gases dürfte aber 

 diesen Vorteil aufheben. Die Bestimmung der Verdampfungswärme unter ver- 

 mindertem Druck nach dieser Methode würde außerdem wohl einen sehr kom- 

 plizierten Apparat erfordern. 



Um diese bei dem Wägeverfahren möglichst einwandfrei durchführen 

 zu können, war der ganze eigentliche Meßapparat unter einen Metallrezipienten 

 gebracht, in dem der gewünschte Druck hergestellt und erhalten wurde. Gleich- 

 zeitig sicherte dieses Verfahren einen vollkommenen Abschluß des verflüssigten 

 Gases gegen die atmosphärische Luft und schützte die abgekühlten Apparat- 

 teile vor Berührung mit Feuchtigkeit, störendem Beschlag und Bereifung. 



§ 2. Versuchsanordnung. 



A. Verdampfungsapparat. 



Die Einzelheiten des Apparates, in dem die Flüssigkeit verdampft und 

 ihr Gewicht bestimmt wurde, sind aus Figur 1 ersichtlich. Der auf voll- 

 kommenes Vakuum geprüfte Rezipient von 35cm Durchmesser und 60cm Höhe 

 war aus 2 Teilen zusammengesetzt, einem s aus gezogenem Messingrohr be- 

 stehenden Zylinder und einer aus Kupfer getriebenen halbkugelig abgeschlos- 

 senen Kuppel. Zwei Fenster in letzterer erlaubten die Beobachtung des im 



') Eine vorläufige Beschreibung der Anordnung und Mitteilung der Versuchsresultate wurde 

 Min in Physik. ZS. 6, 346-349, 1905. 



