531 



Innern mit zwei Glühlampen erleuchtbaren Apparates; ein größeres Fenster 

 im unteren Zylinder diente vorzüglich dazu, nach Zusammensetzung des Ganzen 

 noch Änderungen im Innern vorzunehmen, da ein Abheben der mit Luft- 

 pumpenfett aufgesetzten Kuppel, nachdem das Fett angetrocknet, nicht mehr 

 ohne Gefährdung des ganzen Apparates angängig erschien. Die nötigen Gas- 

 und elektrischen Zuführungen geschahen von oben durch Tuben mit Hilfe 

 von Gummistopfen. In den messingenen Tuben wurde der Gummi bald an- 

 gegriffen; der luftdichte Schluß litt darunter, so daß ein Dichtungsmittel ange- 

 wandt werden mußte. Da Öle den Gummi ebenfalls angreifen, kam nur 

 Glyzerin in Betracht; dasselbe dringt jedoch bald tropfenweise durch und 

 verunreinigt den Apparat; auch erschwert es infolge seiner nicht unbeträcht- 

 lichen Dampfspannung die Dichtigkeitsprüfungen. Fette verschiedener Zu- 

 sammensetzung sprangen bald ab. Endlich wurde ein vorzügliches Dichtungs- 

 mittel in einer Lösung von 5 bis 6 Teilen weißer Gelatine in 50 Teilen auf 

 dem Wasserbad erwärmten Glyzerins gefunden. Die Lösung wurde in Röhren 

 aus Pergamentpapier, die die Messingtuben mit weitem Zwischenraum um- 

 gaben, warm eingegossen. Erstarrt schließt sie sich ebensogut an Glas wie 

 an Metall an und bietet monatelang einen guten Schluß. Nach Abreißen der 

 Papierröhren läßt sie sich leicht erneuern. Ringe aus demselben Material waren 

 auch um die Stoßfuge der beiden Rezipienten teile, sowie des unteren Teiles 

 mit dem Teller gegossen. Da die Lösung ein ziemlich guter Leiter der Elek- 

 trizität ist, dürfen Starkstromdrähte, oder Drähte, die zu Meßapparaten führen, 

 nicht blank durchgeleitet werden. Als Dichtungsmittel für die Fenster hat 

 sich Luftpumpenfett gewöhnlicher Zusammensetzung, von Zeit zu Zeit erneuert, 

 am besten bewährt. Nach der ersten völligen Zusammensetzung des Apparates 

 betrug bei 1 bis 5 mm Innendruck die Druckänderung 0.01 ""*, ; später wurde 



° ~ Stunde ' r 



dieselbe größer, doch überschritt sie während der Versuchsreihen 0.5 - m — - 



° Stunde 



nicht. Der ganze Apparat stand, um Stöße von der Wage fernzuhalten, auf 

 3x4 Filzplatten von 1 1 cm Durchmesser und 1 cm Dicke. Dieser Schutz erwies 

 sich als ausreichend. 



Die Wage W war eine eisenfreie, mit unverstellbaren Achatschneiden bei 

 10 cm Balkenlänge versehene Mohrsche Wage von Reimann. An dem einen 

 Ende hing, unter Zwischenschaltung eines verstellbaren Gehänges an drei, 

 in der Figur nicht gezeichneten Seidenfäden das Verdampfungsgefäß V, ein 

 versilbertes Vakuumfläschchen von 31ccm innerem, 70ccm äußerem Volumen. 

 Nahezu äquilibriert wurde dasselbe durch die an der anderen Endschneide 

 angehängte Kupferscheibe G und die Wagschale. Das Verdampfungsgefäß 

 schwebte mit wenig Spielraum in dem innersten Rohr des dreiwandigen 



