533 



den etwas abgerundeten, vierkantigen Kopf F umfaßte, bewerkstelligt. Die 

 Verbindung des Schliffes mit der nicht leicht vollkommen zentrierbaren 

 Schraubenspindel war dadurch hinreichend locker, um bei Drehung einen den 

 dichten Schluß des Schliffes beeinträchtigenden seitlichen Druck auf denselben 

 zu verhindern. 1 ) Die möglichst dünnwandig gehaltenen Glasteile können ohne 

 weitere Vorsichtsmaßregeln mit flüssiger Luft beschickt werden. Die Flüssig- 

 keit bewegt sich nur in den untersten Teilen, so daß die Kittstellen kk, die 

 übrigens völlig gegen außen abgeschlossen sind, keinen Schaden leiden. Mit 

 Hilfe dieser Vorrichtung gelang es, flüssiges Gas ohne Gefahr selbst noch 

 bei einem Druckunterschied von einer vollen Atmosphäre aus 

 dem Kondensgefäß in das Verdampfungsgefäß zu bringen, was neben anderen 

 Vorteilen eine erhebliche Ersparnis an Flüssigkeit ermöglicht; der Flüssigkeits- 

 strom ist jederzeit zu regulieren oder abzustellen. Obwohl infolge 

 der etwas unsicheren Führung des Konus K der Schluß desselben nicht völlig 

 dicht erhalten werden konnte, dürfte sich doch der Hahn in vielen Fällen 

 auch zur Feinregulierung von Gasströmen eignen. Bei einer Druckdifferenz 

 von einer Atmosphäre ließ der völlig geschlossene Hahn nur ca. 10 ccm Luft 

 von atmosphärischem Druck pro Stunde passieren. 



Das zu verarbeitende Gas kam aus dem Herstellungsapparate zunächst 

 in einen aus Glas geblasenen Verteiler, durch den es entweder durch das 

 Rohr r dem Kondensgefäß A, oder direkt dem Rezipienten zugeleitet werden 

 konnte, und der ferner ein Manometer enthielt zur Messung der Druckdifferenz 

 zwischen Kondensgefäß und Rezipienten, ein zweites für den Druckunterschied 

 des Rezipienten gegen die Atmosphäre, — bei dem großen Querschnitt des 

 Rezipienten verursachte ein Überdruck von wenigen Millimetern ein Aufheben 

 desselben vom Teller und damit meist eine Zerstörung der Justierung — 

 endlich eine nur einseitig offene Gummibirne. Mit dieser konnte durch Ventile, 

 die nur in Quecksilberabschlüssen bestanden, das betreffende Gas in das Kondens- 

 gefäß eingepreßt werden, wenn die Druckdifferenz Kondensgefäß — Rezipient 

 zur Überführung der Flüssigkeit nicht genügte. Von den Gaserzeugungsappa- 

 raten an bis zum Rezipienten waren alle Leitungen aus Glas zusammengeblasen, 

 mit Ausnahme der Ansatzstelle der Gummibirne und der Einführung der Rohre 

 in das Kondensgefäß, die ebenfalls durch Gummi führte; diese Stelle wurde 

 durch Glyzerin-Gelatine abgedichtet. Da sonach das Kondensgefäß an den 

 Träger Tr fest montiert werden mußte, war die Dewarflasche D, welche die zur 



l ) Vollkommener ließe sich dieser Zweck durch Einschaltung zweier Universalgelenke, die mit 

 zwei ineinander verschiebbaren Stücken von Vierkantrohren verbunden sind, zwischen den Schliff und 

 die Schraube erreichen. 



