535 



gebraucht, neben der Wagschale auf nicht gezeichneten Tischen standen. Ferner 

 konnte durch Angreifen von E an dem Speichenrädchen L die Arretierung Y 

 der Wage betätigt werden, die so eingerichtet war, daß sie gleichzeitig als 

 verstellbarer Anschlag für die Wagbalken dienen konnte. Endlich wurde durch 

 ein ähnliches nicht gezeichnetes Triebwerk der um eine Welle gewundene, mit 

 einem Gegengewicht gespannte Faden K des Thermoelementes T m angezogen 

 oder nachgelassen. Durch Übung wurde eine ziemliche Sicherheit im Bedienen 

 der Wage erlangt; war freilich, was von Zeit zu Zeit vorkam, ein Gewicht 

 herabgefallen, so konnte es nur durch Öffnen eines Fensters wieder an seinen 

 Platz gebracht werden. Als Gewichte dienten außer einem gewöhnlichen ver- 

 goldeten Messing-Gewichtssatz für die Gramme selbst gefertigte Gewichte aus 

 Aluminiumdraht mit Ösen zu 500, 400, 300, 200, 100 mg, sowie Draht- 

 stücke in Tetraederform für 50 mg und 20 mg in größerer Anzahl; letztere 

 Form ermöglicht ein sicheres Aufheben des Gewichtes, wie es auch immer fällt. 



Die Bewegung der Wage war durch den mit ca. 5 Amp. beschickten 

 Elektromagneten X, dessen Polschuhe die Kupferscheibe C eng umgaben, 

 aperiodisch gedämpft; ihre Bewegung wurde an einem über die Gabel Q ge- 

 spannten Spinnfaden durch das Mikroskop beobachtet. Die Thermometer aa 

 dienten zur Beobachtung der Temperatur der Wagbalken. 



Das ganze Innere des Rezipienten wurde nach jeder nötigen Öffnung 

 durch Phosphorpentoxyd, das in flachen Glaströgen auf eine Fläche von 

 ca. 600 cm 2 verteilt war, unter geringem Drucke scharf getrocknet. 



B. Druckmessung und Regulierung. 



Aus dem Rezipienten entführte das Rohr CT, das verdampfte Gas. Damit 

 die hiedurch verursachte Strömung weder die Wage noch das an U 2 ange- 

 schlossene Barometer beeinflusse, war U x bis in die Mitte des Rezipienten 

 herabgeführt. Zur Erhaltung konstanten Druckes im Rezipienten mußte eine 

 automatisch wirkende Vorrichtung in Anwendung kommen, da die große Zahl 

 der übrigen Beobachtungen eine ständige Beaufsichtigung des Barometers und 

 Regulierung des Druckes nicht zuließ. Die Einrichtung dieses auf dem Prinzip 

 der Mariotteschen Flasche beruhenden Druckregulators zeigt Figur 3. An das 

 Rohr a war der Rezipient angeschlossen; er stand durch das 2 cm weite 

 Rohr b mit dem Ausströmungsrohr c von 7 mm Weite in Verbindung. Anderer- 

 seits war durch d der obere Teil des 3.2 cm weiten Rohres A mit einem 

 großen, 370 Liter fassenden eisernen Behälter Rj verbunden. Dieses Rohr A 

 kommunizierte unten durch das mit dem Hahn jET, versehene Rohr f mit der 



Abb. cl. II. Kl. d. K. Ak. d. Wiss. XXII. Bd. III. Abt. 69 



