536 



Ku^el B, die ihrerseits an einem zweiten, ebenfalls 370 Liter haltenden Be- 

 hälter K-, angeschlossen war. B und ein Teil von A sind mit konzentrierter 

 Schwefelsäure gefüllt. Besteht zwischen Ii Y und B 2 eine Druckdifferenz, so 

 nimmt die Schwefelsäure in A einen gewissen Stand ein; das Gas, das durch c 

 ausströmt, hat aber bekanntlich nur den Druck zu überwinden, der in B und B 2 

 herrscht, vermehrt oder vermindert um den Druck der Flüssigkeitssäule m n, 

 die aus praktischen Gründen hier ungefähr = genommen wurde. Für 

 Konstanz des Druckes in B sorgt B 2 , denn wenn auch im Betrieb Säure in B 

 eintritt, so ruft diese Volumänderung bei 370 Liter Gesamt volum nur eine kaum 

 merkliche Druckänderung hervor. Um das Niveau in B konstant zu halten, 

 durfte /' nicht unten in B einmünden, sondern es mußte der Überlauf m an- 

 gebracht werden; hiedurch wurde zur Einstellung des Apparates der Hahn H 2 

 nötig. Diese erfolgte so, daß bei geschlossenen Hähnen H x und H 2 zuerst in 

 B, — B ungefähr der gewünschte Druck hergestellt wurde; sodann wurde bei 

 geöffnetem IL, B l eventuell mitsamt dem damit verbundenen Versuchsapparate 

 evakuiert, bis in A eine Flüssigkeitssäule von ausreichender Höhe erreicht war. 

 Wurde dann H 2 geschlossen, H x geöffnet und der Druck in B — B, vorsichtig 

 etwas erniedrigt, bis die Säure den Überlauf erreichte, so war die Einstellung 

 für den Versuch fertig. Durch die Leitung g mit dem Hahn H 3 konnte in 

 B t und dem Versuchsapparat gleicher Druck hergestellt, oder der Regulator 

 ganz ausgeschaltet werden. Die Wulffschen Flaschen C, B, E dienten dazu, 

 bei etwaigen Störungen, die nicht ausblieben, das Übersteigen von Schwefel- 

 säure in andere Apparate zu verhindern. 



Der Apparat funktionierte mit einer für den gewünschten Zweck völlig 

 ausreichenden Genauigkeit von ca. 0.2 mm. Allerdings war der Druck im 

 Rezipienten infolge des 7 mm weiten Rohres und anderer Verengungen in der 

 Leitung nicht ganz von der Geschwindigkeit des Gasstromes unabhängig; bei 

 konstanter Verdampfungsgeschwindigkeit blieb er jedoch konstant. Die Weite 

 von 7 mm hatte sich bei Vorversuchen als die beste erwiesen ; weitere und 

 engere Rohre, sowie andere Düsenformen ergaben größere Druckschwankungen 

 hei Abstoßung der gebildeten Blasen. Der Apparat war für eine durch- 

 strömende Gasmenge von 30 Liter = 30 g verarbeitete Flüssigkeit bei jeder 

 Einstellung berechnet. Bei den von mir verdampften 5 bis 8 g genügte eine 

 Flüssigkeitssäule in A von 15 bis 20 cm Höhe. 



Gemessen wurde der Druck an einem an U 2 , Figur 1 angeschlossenen 

 Heberbarometer von 12 mm Schenkelweite (von Johannes Greiner in München) 

 mit Spiegelskala. 



