537 



C. Elektrischer Messapparat. 



Die in Figur 1 mit I, II, III, IV bezeichneten Drähte führten zum 

 elektrischen Meßapparat; es wurde die Spannung an den Enden II und III 

 der Heizspirale und die Spannung an den Klemmen eines Normalwiderstandes B 

 gemessen, indem diesen abwechselnd ein Widerstand Tf von 75 000 bis 100 00012 

 (vergl. Taf. I Fig. 4.), parallel geschaltet und mit Hilfe eines Weston-Normal- 

 elementes N die Spannung an den Enden dieses Widerstandes einkompensiert 

 wurde. Ferner ließ der Meßapparat die E. M. K. der drei Thermoelemente 

 durch Kompensation bestimmen, endlich erlaubte er eine Messung des Wider- 

 standes nach einer Brückenschaltung. 



In Zusammenhang mit dieser Schaltung stand eine Vorrichtung zum 

 Schließen des Stromes. Es zeigte sich, daß bei tiefen Drucken das einfache 

 Anschließen der Betriebsspannung von 6 Volt an die Heizspirale nicht genügte, 

 um die Flüssigkeit zum Sieden zu bringen; die hiedurch zugeführte Energie 

 verursachte nämlich häufig nur eine Überhitzung der Flüssigkeit, bis plötzlich 

 explosiv die ganze Flüssigkeitsmenge aus dem Verdampfungsgefäß geschleudert 

 wurde. Dagegen konnte mit einer Spannung von 12 bis 24 Volt das Sieden 

 sofort eingeleitet werden, doch war die durch diese Spannung bedingte Strom- 

 stärke für die Durchführung eines Versuches zu groß. Es wurde deshalb ein 

 Pendelkontakt benützt, bei dem eine durch einen Quecksilbertropfen schnei- 

 dende Platinspitze einen Stromstoß mit hoher Spannung in die Heizspirale 

 schickte. Unmittelbar nachdem die Spitze das Quecksilber verlassen hatte, 

 schloß das Pendel automatisch den von 6 Volt gespeisten Betriebsstrom; 

 gleichzeitig wurde durch das Pendel der Beginn des Stromschlusses auf dem 

 elektrischen Chronographen markiert. Dieselbe Vorrichtung diente dazu, bei 

 der Füllung des Verdampfungsgefäßes unter tiefem Drucke Siedeverzüge zu 

 vermeiden, indem während des Absaugens bis zu dem gewünschten Drucke 

 durch kontinuierlich unterhaltene Schwingungen des Pendels und dadurch her- 

 vorgerufene Stromstöße ein periodisch und ruhig eintretendes Sieden erreicht 

 wurde; in den meisten Fällen konnte dann nach Erreichung des gewünschten 

 Druckes die Heizung zum Versuch ohne Gefahr eingeleitet werden. 



§ 3. Gasbereitung. 



Die verwendeten Gase Sauerstoff und Stickstoff wurden nach den ge- 

 bräuchlichen Methoden mit Modifikationen, wie sie die Herstellung großer 

 Mengen erforderte, bereitet. Der Stickstoffapparat war im wesentlichen dem 



09* 



