542 



soviel anderes Gas ersetzt worden sein. Multipliziert man diese Zahl mit 5, 

 so kommt man auf 0.2% abgegebenen Gases. Jedenfalls darf man den obigen 

 Gehalt an Fremdgas als die obere Grenze der Verunreinigung betrachten. 

 Eine Kontrolle der Absorptionsanalyse durch Verbrennung mit Phosphor oder 

 Kupfer im Eudiometer scheiterte an technischen Schwierigkeiten, zu deren 

 Überwindung mir die Zeit nicht blieb. 



§ 4. Ausführung der Versuche. 



Vor Beginn eines Versuches wurde die Kühlflasche so hoch als möglich 

 mit flüssiger Luft gefüllt, sodann Flüssigkeit in das Verdampfungsgefäß ein- 

 gebracht. Nach Herstellung des gewünschten Druckes und Inbetriebsetzung 

 des Druckregulators erfolgte eine Temperaturmessung aller drei Thermo- 

 elemente, Ablesen der Thermometer an den Wagbalken, dann Einschalten der 

 Dämpfungsmagnete, Äquilibrierung der Wage und Beobachtung eines Marken- 

 durchgangs.' Derselbe wurde auf einem elektrischen Chronographen, dessen 

 zweite Feder von der Sekundenuhr des Institutes angetrieben wurde, markiert 

 und zwar immer drei Durchgänge durch drei äquidistante Marken. Hierauf 

 wurden 20 mg (50 mg) von der Wage abgehoben, und die Zeiten zwischen je zwei 

 Durchgängen am Chronographen aufgezeichnet. Diese Beobachtungen lieferten 

 ■die Verdampfungsgeschwindigkeit ohne Stromgang: „äußere Verdampfung". 

 In den Pausen zwischen zwei Durchgängen wurde der Druck abgelesen, eventuell 

 die Temperatur von T m bestimmt. Nach mehreren Markendurchgängen er- 

 folgte Stromschluß; während des Stromganges wurde Spannung und Strom- 

 stärke wiederholt beobachtet, dazwischen der Druck und die Temperatur von 

 T m meist einige Male bestimmt. Nachdem 5 bis 8 g verdampft waren, wurde 

 der Strom geöffnet, die Verdampfung nach dem Versuch verfolgt und wieder 

 Druck und Temperatur von T m gemessen. 



Eine Bestimmung der Temperatur von T x und T n , sowie des Wider- 

 standes der Heizspirale bildete den Schluß des Versuches. 



Die Versuche wurden in 2 Reihen ausgeführt. Bei der 2. Reihe unter- 

 schied sich der Apparat von dem der 1. Reihe dadurch, daß an Stelle der 

 Kupferzuleitungsdrähte zur Heizspirale Silberdrähte eingezogen waren, und 

 daß das bewegliche Thermoelement, das bei den ersten Reihen fehlte, neu 

 hinzukam. Erstere Änderung war von wesentlichem Einfluß auf die Genauig- 

 keit der Versuchsergebnisse, denn sie hatte zur Folge, daß die Wärmezufuhr 

 zur Flüssigkeit durch die Drähte bei der 2. Reihe durchschnittlich nur den 

 4. Teil derjenigen bei der 1. Reihe betrug. Die Versuche erstrecken sich bei 



