551 



mindert. Durch Anlegen des Widerstandes W an B wird die Spannungs- 

 verteilung noch bedeutend weniger geändert; die durch B fließende gemessene 

 Stromstärke unterscheidet sich von der des Hauptstromkreises — also auch 

 in J — nur um ca. ^g-j^y. Es konnte somit unbedenklich zwischen der Messung 

 der Spannung an J und der Stromstärke in B während des Stromganges 

 gewechselt werden. 



Die für die Enden des Widerstandes W berechnete Spannung ist nicht 

 gleich der an den Klemmen von B und </; bei der Größe von W verursacht 

 aber weder die nur wenige Hundertel £2 betragende Zuleitung zu B noch auch 

 die ca. 0.6 £2 betragende Zuführung zur Heizspirale einen merklichen Fehler. 



Auf gute Isolation der einzelnen Leitungsteile wurde bei jedesmaligem 

 Zusammensetzen des Apparates sorgfältig geachtet. Geprüft wurde die Isolation 

 des Glimmerblattes zwischen den die Heizspirale tragenden Kupferstreifen im 

 Freien und in flüssiger Luft, dann die Isolation des Glasstäbebens B, der Hart- 

 gummiplatte, auf der die Polschuhe P saßen und der Glasröhren, durch die 

 die Leitungen aus dem Rezipienten herausführten, gegeneinander. Es ergaben 

 sich an allen diesen Stellen, wenn sie gut gereinigt waren, Widerstände min- 

 destens von der Größenordnung 10 6 £2. 



Einen Fehler kann ferner die Wärmeentwicklung in den Zuleitungs- 

 drähten innerhalb des Verdampfungsgefäßes verursachen. Um diesen zu ver- 

 meiden, war der letzte innerhalb der Flüssigkeit sich befindende Teil der 

 Zuleitung von solchem Querschnitt gewählt, daß die Wärmeentwicklung in 

 ihm Yu^-fj der in der Heizspirale erzeugten Wärme betrug. 



Sonach ließe sich bei der elektrischen Messung ein außerordentlicher 

 Genauigkeitsgrad erreichen, wenn nicht Spannung und Stromstärke Schwan- 

 kungen und Stöße erleiden würden. Zunächst zeigte sich unmittelbar nach 

 Stromschluß eine Abnahme der Spannung der Akkumulatoren — dieselben 

 besaßen 90 Amperestunden Kapazität, die Entnahme betrug ca. 0.6 Ampere — ; 

 diese wurden deshalb mindestens 15 min vor Beginn eines Versuches durch 

 einen, dem Betriebswiderstand ungefähr gleichen Widerstand geschlossen; hie- 

 durch war meist völlige Konstanz erreicht. Da eine Änderung, wenn noch 

 vorhanden, stetig ist, konnte durch wiederholte Beobachtung während des 

 Stromganges leicht ein Mittelwert gefunden werden. Außer dieser Änderung 

 trat auch eine bei tiefen Drucken oft heftige Schwankung des Galvanometers 

 auf. Diese Stöße sind wohl durch lokale Überhitzungen der Heizspirale an 

 Stellen, wo sich eben Dampfblasen bilden, und damit zusammenhängende 

 Widerstandsänderungen zu erklären. Da der Widerstand der Heizspirale nur 

 etwas über die Hälfte des Widerstandes der ganzen Leitung betrug, wurde 



Abh. d. II. Kl. d. K. Ak. d. Wiss. XXII. Bd. III. Abt. 71 



