552 



durch diese Änderungen die Stromstärke nicht in dem Maße, wie die Span- 

 nung an den Enden der Spirale beeinflußt. Mit einer am Anfang benutzten 

 Platinspirale, die ursprünglich zugleich als Widerstandsthermometer dienen 

 sollte, konnte überhaupt nicht gearbeitet werden. Der sodann verwendete 

 Manganindraht erlaubte jedoch stets, Mittelwerte der Galvanometerstellung zu 

 beobachten; häufig blieb längere Zeit das Galvanometer ganz ruhig. Bei der 

 Spannungsbestimmung betrugen die Galvanometerstöße bei sehr tiefen Drucken 

 bis zu 3 mm ; dies entspricht einer Spannungsschwankung von ^U^ ihres 

 Wertes; der Fehler des Mittelwertes ist natürlich bedeutend geringer. 



Hier sei bemerkt, daß die mittlere Überhitzung der Spirale während 

 des Stromganges eine sehr deutlich ausgesprochene Funktion des Druckes ist. 

 Der Widerstand der Spirale ohne Strom wurde jedesmal gemessen, der bei 

 Stromgang aus Stromstärke und Spannung berechnet. Da sich mit Hilfe der 

 bekannten Dampfspannungskurven die Spirale als Widerstandsthermometer eichen 

 läßt, kann man hieraus die Temperaturerhöhung des Drahtes berechnen. Die- 

 selbe steigt mit sinkendem Druck bei Stickstoff von 8° bis 15°, bei Sauerstoff 

 von 6° bis 30°. Die durch diese Erwärmung des Drahtes bei Beginn der 

 Heizung verloren gehende Wärmemenge ist der von der Spirale nach Strom- 

 öffnung noch abgegebenen gleich und nach dem oben beschriebenen Berech- 

 nungsverfahren nicht einzeln zu berücksichtigen. Die Wärmeabgabe nach 

 Schluß der Heizung hat eine geringe Nachperiode zur Folge, die bei hohem 

 Drucke wegen ihres raschen Verlaufes nicht mehr beobachtet wurde, bei tiefem 

 Drucke häufig noch erkennbar war. 



Der Widerstand der Spirale ohne Heizstrom wurde mit der Wheat- 

 stonschen Brücke unter Beachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln gemessen. 



Die elektromotorische Kraft der Thermoelemente konnte mit einer für 

 ihre Bestimmung hinreichenden Genauigkeit gemessen werden. Da die Auf- 

 triebsänderung, wie oben erwähnt, einfach zu eliminieren ist, wird die Tem- 

 peraturmessung des Dampfes nur mehr zur Bestimmung des Gewichtes des 

 im Fläschchen zurückbleibenden Dampfes benötigt. Bei atmosphärischem 

 Druck verursacht eine Unsicherheit in der Temperatur des Dampfes von 10° 

 bei Sauerstoff einen Fehler von 0.3°/oo, bei Stickstoff von 0.7°/oo. Die Tem- 

 peratur der Lötstelle läßt sich an der Kompensationseinrichtung leicht auf 

 0.1° bestimmen; sie ist aber nicht die Temperatur des Gases, sondern infolge 

 der Wärmeleitung der Drähte des Elementes beträchtlich höher. Über den 

 Betrag dieses Fehlers erhielt man ungefähren Aufschluß, indem man das 

 Thermoelement T m in das Verdampfungsgefäß senkte. Solche Versuche ergaben 

 zunächst eine Temperaturabnahme, die der Tiefe des Eintauchens proportional 



