553 



ist. In dem Augenblick aber, in dem die Lötstelle die Flüssigkeit erreicht, 

 ergibt sich ein Sprung. Da das Thermoelement, sobald es die Flüssigkeit 

 berührt, sicher die Temperatur derselben angibt, und die Temperatur der 

 Flüssigkeit und des Dampfes in der Grenzfläche gleich sein müssen, ist die 

 Größe dieses Sprunges gleich der Abweichung der Temperatur der Lötstelle 

 von der des Gases. Mehrere solche Versuche ergaben für die Lötstelle einen 

 Temperaturüberschuß von 3° bis 4°; eine Unsicherheit in der Gastemperatur 

 um diesen Betrag — sie ist mit Berücksichtigung dieser Korrektion sicher 

 kleiner — ist aber für die Berechnung des Gewichtes des Dampfes nur von 

 geringem Einfluß. 



Die Druckmessung erfolgte mit dem S. 535 erwähnten Barometer. Das- 

 selbe, ein neu gefertigtes Intrument, wurde als richtig angenommen. Der 

 Druck während der Heizung stieg bei tiefen Drucken bis zu 1.2 mm über den 

 bei kleiner Verdampfung. Eine Berücksichtigung dieser Änderung bei Be- 

 rechnung der äußeren Wärmezufuhr ist bei der geringen Änderung der Ver- 

 dampfungswärme mit dem Druck nicht nötig. 



Eine Verunreinigung der Versuchssubstanz durch das Eindringen atmo- 

 sphärischer Luft in den Rezipienten kann keinen störenden Betrag erreichen. 

 Einer Druckzunahme von 0.5 ^^ bei einer Atmosphäre Druckunterschied 

 zwischen Rezipient und Außenluft entspricht ein Eindringen von ca. 50 mg 

 Luft oder 40 mg Stickstoff während des eine halbe Stunde dauernden Ver- 

 suches; macht man die sicher nicht zutreffende Annahme, daß aller einge- 

 strömte Stickstoff von der meist über 15 g betragenden Sauerstoff menge ab- 

 sorbiert würde, so ergibt sich eine Verunreinigung derselben von 0.3%. Bei 

 wachsendem Druck wird dieser mögliche Fehler kleiner, bei Stickstoffversuchen 

 kann er überhaupt nur den vierten Teil dieses Wertes betragen. 



§ 6. Versuchsresultate. 



In den folgenden Tabellen sind die Resultate der Versuche sowie die 

 hauptsächlichsten Bestimmungsgrößen, die zur Gewinnung derselben dienten, 

 zusammengestellt. Das Diagramm Figur 7 gibt eine graphische Zusammen- 

 stellung der Drucke und der Verdampfungswärmen. In demselben sind die 

 mit kleinen Kreischen bezeichneten Punkte Beobachtungsresultate der ersten 

 Reihen, die großen Kreise entsprechen denjenigen der zweiten Reihen, während 

 solche, bei denen die durch die äußere Wärmezufuhr verdampfte Menge weniger 

 als l°/o der gesamten verdampften Menge betrug, und die daher das meiste 

 Zutrauen verdienen, mit • bezeichnet sind. 



71* 



