Zur Doppelbrechung der Objective 



von 



T. T. Ebner, 



Professor an der Universität in Wien. 



(Aus einem Briefe an den Herausgeber.) 



— — — — Ich wagte es niclit, das für die Optiker etwas 

 heiklige Thema zu erörtern ^), da ich ohnehin über die Ursachen dieses 

 Fehlers der Objective nur Vermuthungen habe. Die im ganzen selte- 

 nere und meistens nur geringfügige Doppelbrechung der gewöhnlichen 

 Objective beruht wahrscheinlich auf einem ungleichen Drucke, den die 

 Fassung auf die Objective ausübt. Ein vorwiegender Druck in einem 

 Durchmesser der Fassung würde genügen, um 

 die Doppelbrechung hervorzm^ufen. 



Was die in der Regel ziemlich merkliche 

 Doppelbrechung der Apochromate anbelangt, so 

 beruht dieselbe wohl darauf, dass bei denselben statt Phosphatgläsem 

 häufig Flussspath in Verwendung kommt. Obwohl nun dieser angeblich 

 isotrop ist, so zeigt derselbe doch häufig ziemlich starke Blätter- 

 polarisation. Am besten würde über die Sache ein praktischer 



^) Vergi. V. V. Ebner, lieber A. Fromme's Einrichtung des Polarisations- 

 apparates zu histologischen Zwecken. Zeitschrift f. wissenschaftliche Mikroskopie etc. 

 1892. Bd. IX. H. 2. S. 167—168: „Ich mache auf die Doppelbrechung der Objective 

 nur deshalb aufmerksam, weil sonst Diejenigen, welche diesen Fehler nicht kennen, 

 vielleicht ratlos vor dem sonderbaren Farbenspiel des Gesichtsfeldes stehen vmrden, 

 welches man beim Drehen doppelbrechender Objective mit der beschriebenen Polari- 

 sationsvorrichtung erhält." 



