lieber ein Universal-Kranîophor. 293 



„Horizontale" in die Kraniologie nur so einseitig einführte; so war 

 derjenige Fehler nicht minder gross, den man beging als man in den 

 „Vorschlägen der Frankfurter Verständigung" die „deutsche Horizon- 

 tale" einfach vorschrieb, ohne auch nur mit einem Sterbenswörtchen 

 zu erwähnen, wie dieselbe mittels des nur so flüchtig erwähnten 

 Spengel'schen Apparates genauer bestimmt werden soll. — Wo man doch 

 schon für nötig erachtete auch bei den einfachsten Maassbestimmungen 

 gewisse Ratschläge zu erteilen , nämlich : ob man den Stangenzirkel 

 oder aber ob man den Tasterzirkel zur Bestimmung der betreffenden 

 einfachen Maasse zu verwenden habe — was höchstens nur für Laien 

 und für Anfänger nicht überflüssig war. Wo ist hier ein System und 

 eine Consequenz in den Vorschlägen ? — Sollte vielleicht die Manipu- 

 lation bei der Aufstellung des Schädels in der Grundebene der „deutschen 

 Horizontale" so einfach und so selbstverständlich sein, dass auch der 

 Laie — dem man doch sagen musste wann er den Stangen- und wann er 

 den Tasterzirkel gebrauchen muss — die Technik derselben von selbst 

 erraten kann? — Wie wir weiter unten sehen werden ist die Ein- 

 stellung des Schädels in die Ebene der „deutschen Horizontale" nicht 

 einfach, sondern höchst schwierig und wie ich nun ganz offen behaupten 

 muss, hat man damals als die „Vorschläge der Frankfurter Verstän- 

 digung" bereits im Drucke behufs Unterschriftssammlung circulierten, 

 die der „deutschen Horizontale" anhaftenden grossen Schwierigkeiten 

 nicht einmal nur geahnt, wie ich dies weiter unten noch ganz klar 

 demonstrieren werde. 



Wie wir also vorhin gesehen haben, ist mein Universal-Kraniophor 

 vollkommen dazu geeignet, einen Schädel in irgendwelcher Grundebene 

 aufzustellen, um dann denselben mittels Anwendung der Methodik der 

 Schädelnormen systematisch kranioskopieren zu können. 



Da aber nach Beendigung der kranioskopischen Analyse, der Schädel 

 auch kraniometrisch analysiert werden muss, so musste ich dafür 

 sorgen, dass das Kraniophor auch nach dieser Richtung hin alle 

 nötigen Leistungen zu verrichten im Stande sei. 



Bei den verschiedenen Linear- und Winkelmessungen die man am 

 Schädel ausführen muss, kommen auch solche kraniometrische Mani- 



