Anleitung zum Gebrauch des runden Gompensators. 609 



Obige Figur zeigt schematisch den Compensator, und die 

 Art ihn zu gebrauchen. Ä") ist die Maasskette (ein Grove 

 oder Daniell) mit der elektromotorischen Kraft E, ^B, eine Bus- 

 sole, NS der Platiudraht des Gompensators (Nebenschliess- 

 draht), r das Platinröllchen des Instrumentes, Gi G^ ein Strom- 

 wender, etwa ein Pohl'scher Gyrotrop, B.^ eine zweite Bussole, 

 endlich Ä'j ein wirksam aufliegender Muskel, an dessen Stelle 

 man auch eine beliebige zweite, beständige oder unbeständige 

 Kette sich denken kann, deren elektromotorische Kraft y ge- 

 messen, d. h. als Bruchtheil der Kraft E der Maasskette bestimmt 

 werden soll. U^, U^ sind ünterbrechungsstellen der Kreise, 

 wo Schlüssel sich befinden. 



Die Strecke QNUyB^K^ {^p oder Z^) S heisst der Maass- 

 kettenkreis, ihr Widerstand W; die Strecke Oöi^gÄj U^G^r 

 der Messkreis, ihr Widerstand M-, Die Strecke Or die Ne- 

 benleitung, ihr Widerstand X; endlich der Widerstand des 

 Nebenschliessdrahtes von bis S gemessen heisst L. 



Der Stromwender ertheilt dem Maasskettenstromzweig im 

 Messkreise die entgegengesetzte Richtung vom Strome der Kette 

 ^2« Indem man durch Verschieben des Röllchens r am Neben- 

 schliessdraht in der Richtung von nach S die Nebenleitung 

 verlängert, verstärkt man den Maasskettenstromzweig imMess- 



des Muskelstromes u. s. w. In diesem Archiv u. s. w. 1863. S. 27. 

 Anm. ; — Derselbe, Ueber die elektromotorische Kraft der Nerven und 

 Muskeln. Ebenda. 1867. S. 419—429. — S. auch Wiedemann, Die 

 Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus. Bd. II. Braun- 

 schweig 1863. S. 1068— 1069; - 2. Aufl. 1862. Bd. I. §. 240. 240b. 

 — Ich bin schriftlich und mündlich so oft ersucht -worden, nähere 

 Aufklärung über Theorie und Gebrauch des in Rede stehenden, für 

 thierisch-elektrische Versuche unentbehrlichen Instrumentes zu geben, 

 dass ich es für gerechtfertigt halte, wenn ich an dieser Stelle ein für 

 allemal und öffentlich diesem Wunsch entspreche, obschon in der Natur 

 der Sache liegt, dass einiges früher in diesem Archiv Gesagte wieder- 

 holt wird. Das Instrument in der Form, wie es hier gedacht ist, wird 

 von den HH. Krüger und Hirschmann in Berlin, Simeonstr. 20., 

 gegenwärtig für 40 Thlr. geliefert, und unterscheidet sich von dem 

 früher beschriebenen dadurch, dass der Stöpselumschalter aus dem 

 Maasskettenkreis entfernt, und eine Vorkehrung getroffen ist, welche 

 unmittelbare Bestimmung der Graduationsconstanten gestattet. 

 Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv. 1871. gg 



