Anleitung zum Gebrauch des runden Gompensators. 61 1 



liehe Poggeudorff'sche'), welche auch zum Messen elektro- 

 motorischer Kräfte durch Compensiren dient. Bei der Pog- 

 geudor ff sehen Anordnung wird die Leitung nicht auf Kosten 

 des Maasskettenkreises verlängert, sondern durch Einschaltung 

 neuer Drahtstreckeu. In Folge davon hängt y von X in ver- 

 wickelterer Art ab, als in unserem Fall, und während unsere 

 Methode die elektromotorische Kraft wie das Zeug an der Elle 

 misst, findet die Poggendorff'sche Methode sie immer erst 

 durch Rechnung. 



Da y linear mit X sich verändert, leidet die Bequemlich- 

 keit der Messung kaum darunter, dass im Messkreise ausser y 

 vielleicht noch andere elektromotorische Kräfte, z. B. üngleich- 

 artigkeiten einer stromzuführenden Vorrichtung, sich befinden. 

 Sei die Summe dieser Kräfte = +_h\ und es werde für sie das 

 Gleichgewicht bei X,, dagegen für i/J:^ bei X erreicht. Man 

 hat ^ = /, • X, , y j^^ = 1, • X , folglich y - I, (X^^TX, ). Um aber der 

 Constanz von ^ ohne Umsetzen des Maasskettenstromzweiges im 

 Messkreise sich versichern zu können, empfiehlt es sich, das 

 obere Zeichen zu wählen. 



Schreibt man den Ausdruck für die zu messende Kraft 



X TTt 



so sieht man, dass es nur der Kenntniss des Verhältnisses 

 "k'.W^-L bedarf, um y als Bruchtheil von E zu bestimmen. 



Ist der Nebenschliessdraht von bis S va. N Theile ge- 

 theilt, und wurde das Gleichgewicht im Messkreise beim nten 

 Theilstrich erreicht, so hat man 



und folglich 



y Nn+W\ 



Um den Werth des constanten Nenners der rechten Seite zu 

 kennen, handelt es sich also nur darum, W:L zu bestimmen. 

 Dazu beobachtet mau an der Bussole B^ 1., indem man die 



1) Poggendorff's Annalen u. s. w. 1841. Bd. LIV. S. 161. 



39* 



