Anleitung zum Gebrauch des runden Cömpensators. 617 



Maasskettenstromzweiges im Messkreise die entgegengesetzte von 

 dem bei der Stellung des Röllchens zwischen und S. Indem 

 man in den Maassketteukreis eine kräftige Kette einführt, dem 

 Messkreise, in welchem keine elektromotorische Kraft thätig 

 sein darf, möglichst kleinen Widerstand und der Bussole im 

 Messkreise möglichst grosse Empfindlichkeit gicbt, kann man 

 sehr genau den Punkt finden, wo der Strom seine Richtung 

 ändert. Man hat vorher die Schraube, welche den festen Zei- 

 ger über dem Röllchen fixirt, mittels eines Stellstiftes so weit 

 gelöst, dass der Zeiger mit sanfter Reibung sich verschiebt. 

 Jetzt rückt man ihn seitlich bis der Strich darauf mit dem 

 Nullstrich zusammenfällt, und zieht die Schraube wieder an. 



Ist die Aufstellung des Instrumentes so weit gediehen, so 

 kann es schon dazu dienen, das Verhältniss elektromotorischer 

 Kräfte, die in seinem Bereiche liegen, zu bestimmen. Um die 

 Graduationsconstante der Vorrichtung zu finden, ist es nun 

 aber noch nöthig, den Maasskettenkreis abwechselnd mit Aus- 

 schluss und mit Einschluss der Strecke des Nebenschliessdrah- 

 tes von bis S zu schliessen. Es muss also das in der Fi- 

 gur an S stossende Ende des Maasskettenkreises mit verbun- 

 den, oder KipS in der Figur in die Lage Ä'ig-O gebracht wer- 

 den können. 



Natürlich liefe es auf dasselbe hinaus, wenn ein Punkt ^ 

 des Maasskettenkreises (s. die Figur) durch eine Leitung von ver- 

 schwindendem Widerstände (^0 oder 'ZS) abwechselnd mit 

 und S verbunden würde. Dazu dient der am Compensator be- 

 findliche drehbare Kupferbügel. Die beiden Enden des Bügels 

 sind an ihrer oberen ebenen Fläche mit Platin bekleidet, und 

 können mittels starker Schrauben den an ihrer unteren ebenen 

 Fläche gleichfalls mit Platin bekleideten Kupfermassen ange- 

 drückt werden, von denen die rechts befindliche eine möglichst 

 gute Leitung zum Punkte 0, die andere eine solche zum Punkt 

 S vermittelt. * 



Indem man den Bügel zuerst nach rechts dreht, welche 

 Stellung in der Figur punktirt ist, erhält man /, indem man 

 ihn dann nach links dreht, /,. Beim nachmaligen Gebrauche 

 des Instrumentes, falls man während dessen die Graduations- 



