618 E. du Bois-Reymond: Anleitung zum Gebrauch u. s. w. 



constante nicht zu revidiren beabsichtigt, bleibt der Bügel in 

 letzterer Stellung, welche iü der Figur ausgezogen ist. 



Ist der Nullpunkt des Compensators einmal festgestellt, so 

 bedarf es, um die Graduationsconstante zu kennen, wegen 

 der Proportionalität der elektromotorischen Kräfte mit den Ab- 

 ständen Or, nur noch der Kenntniss des Werthes eines einzigen 

 Punktes der Theilung. Solche Bestimmung erlangt man ohne 

 / und /, zu messen, indem man K^ durch eine Thermokette 

 ersetzt, deren elektromotorische Kraft ein bekannter Bruchtheil 

 der Kraft der Maasskette ist. 



Dass in grosser Nähe des Nullpunktes so wie des 1000- 

 Cgr-Punktes die Messungen fehlerhaft werden, weil die Strö- 

 mung nicht mehr senkrecht auf die Längenausdehnung des 

 Drahtes geschieht, ist bekanntlich gleichfalls ein Fehler, den 

 sämmtliche galvanische Messvorrichtungen mit der beschriebe- 

 nen theilen. 



Excentricität der Scheibe ist gleichgültig, wenn nur Thei- 

 lung und Draht concentrisch sind. Excentricität des Röllchens 

 bedingt periodische Schwankung des Werthes der Compensator- 

 grade. 



