10 Dr. H. Senator: 



Calorien, deren jede gleich ist der von einem Kilo Wasser beim Er- 

 wärmen um 1° aufgenommenen Menge, angesehen. 



Die Temperatur des Wassers wurde, wie schon gesagt, an zwei 

 am meisten entgegengesetzten Punkten und zwar stets, nachdem 

 durch eine gewisse Anzahl Ruderschläge eine möglichst innige 

 Mischung der verschiedenen Schichten herbeigeführt war, gemessen. 

 Wenn vor dem Rudern, wie sehr häufig, beide Thermometer nicht 

 unerheblich differirten, so glichen sich nach demselben die Unter- 

 schiede vollständig, oder bis auf höchstens 0,15° aus. Ich glaube 

 hiernach keinen, oder nur einen verschwindend kleinen Fehler zu 

 begehen, wenn ich das Mittel beider Temperaturen als die wahre 

 Wasserwärme ansehe und daraus die in der Zeiteinheit stattgefundene 

 Wärmezunahme berechne.^ Sämmtliche Thermometer, auch die zu 

 den anderen Messungen benutzten, sind in xg° getheilt mit Aus- 

 nahme eines der beiden für die Temperaturmessung im Calorimeter 

 bestimmten und sie haben so grosse Zwischenräume zwischen den 

 einzelnen Theilstrichen, dass sich 0,02° ziemlich sicher schätzen 

 lassen. Das eine Wasserthermometer ist in ^V Grade getheilt und 

 gestattet eine Schätzung bis auf 0,01°. Mit diesem waren alle an- 

 deren Thermometer verglichen. Die Temperatur des Apparates selbst, 

 seiner Wandungen, wird als gleich der des Wassers angesehen. 



Ad IL Um die von der durchgesogenen Luft aufgenommene 

 Wärmemenge zu finden, muss man das Gewicht jener, ihre Capacität und 

 Temperaturzunahme kennen. Das Gewicht wurde in bekannter ^^eise aus 

 dem Barometerstand und dem Volumen bestimmt. Jener wurde zu 

 Anfang und zu Ende des Versuches abgelesen und wo (übrigens stets 

 nur sehr geringe) Diiferenzen waren, das Mittel aus beiden Ablesun- 

 gen genommen. Die eintretende Luft war für ihre Temperatur mit 

 Wasserdampf gesättigt, ebenso die austretende; denn da sie in der 

 Regel nur um sehr wenig (selten über 5 °) wärmer wurde, so war die 

 vom Versuchsthier exhalirte Wassermenge in allen Fällen hinreichend, 

 um eine -noch weit grössere Luftmenge, als in Wirklichkeit durch- 

 strömte, mit Wasserdampf zu sättigen. Etwa überschüssiger Wasser- 

 dampf musste sich in dem Thierkasten oder auf dem langen Wege 

 durch das Ausführungsrohr und seine vielfachen Windungen nieder- 

 schlagen. Dass die Luft in denjenigen Fällen, wo sie ebenso warm 



1) Winternitz (Wiener med. Jahrb. N. F. 1871 p. 186 ff.) hat 

 nachgewiesen, und Ackermann (Berliner klin. Wochenschr. 1872. 

 No. 3) bestätigt, dass Wasser in einem ofl[enen Gefäss (Badewanne) 

 auch nach energischer Mischung in seinen verschiedenen Schichten 

 Temperaturdifterenzen von mehi'eren Zehntel-Graden zeigeu kann. Es 

 leuchtet ein, warum bei meinem Apparat, bei welchem das Wasser 

 vor Verdunstung, Leitung und Strahlung möglichst geschützt ist, die 

 Differenzen bis zum Verschwinden klein werden. 



