Untersuchungen über die Wärmebildung u. s. w. H 



oder kälter ein- als austrat (wie in mehreren Versuchen der III. Reihe), 

 stets mit Wasserdanipf gesättigt war, braucht nicht erst erwähnt zu 

 werden, ebenso wie es selbstverständlich ist, dass die Tension des 

 Dampfes bei Bestimmung des Luftgewichtes aus dem Volumen be- 

 rücksichtigt wurde. 



Die Temperatur der ein- und austretenden Luft wurde, wie auch 

 diejenige des Calorimeters, gewöhnlich alle 10 Minuten abgelesen, 

 die erste Ablesung der austretenden wurde aber erst 2 — 3 Minuten, 

 nachdem die Aspiration begonnen hatte, Torgeuommen, da die Tem- 

 peratur sich zunächst unmittelbar danach am meisten änderte, wäh- 

 rend sie im weiteren Verlauf nur geringere Schwankungen zeigte. 

 Die Ventilation betrug gewöhnlich 112— 113 Liter in der Stunde und 

 ging durch Regulirung des Ausflusses aus den graduirten Gasometern 

 ziemlich gleichmässig von Statten (alle 6 Minuten zwischen 1 1 und 

 12 Liter), so dass das Mittel aus allen Ablesungen als mittlere Luft- 

 temperatur unbedenklich betrachtet und daraus die Erwärmung der 

 durchgeströmten Luft berechnet werden konnte. Hierbei ist noch in 

 Betracht zu ziehen die durch Oondensation von Wasserdampf im Ca- 

 lorimeter freigewordene Wärme in den Fällen, wo die Luft kälter aus- 

 als eintrat und andererseits im umgekehrten Falle die durch Auf- 

 nahme von Wasserdampf aus dem Inneren des Apparates d. h. vom 

 Thiere her latent gewordene Wärme. Jene musste von der gefunde- 

 nen Zahl der Calorien abgezogen, diese hinzugefügt werden, um die 

 wirklich vom Thiere abgegebene Wärmemenge zu erhalten. 



Die von der Luft aus dem Apparate weggeführte oder in selte- 

 neren Fällen an ihn abgegebene Wärmemenge ist zwar immer nur 

 sehr unbedeutend, was bei der Kleinheit ihres Gewichts und ihrer 

 Wärmecapacität (0,237) nicht anders zu erwarten, doch habe ich nicht 

 geglaubt, selbst diese geringen Wärmemengen vernachlässigen zu 

 sollen bei Versuchen, wo ohnehin der unvermeidlichen kleinen Fehler 

 genug vorhanden ist. 



Ad III. Wenngleich das Calorimeter in der oben geschilderten 

 Weise überall von dicken Schichten schlechter Wärmeleiter einge- 

 hüllt, wenngleich ferner darauf Bedacht genommen war, dass der 

 Apparat nirgends durch einen guten Wärmeleiter mit seiner Um- 

 gebung communicirte und überhaupt der Zutritt der äusseren Luft, 

 soweit sie nicht zur Ventilation diente, möglichst verhindert wurde, 

 so war doch nicht anzunehmen, dass dadurch jeder Wärmeverlust des 

 Calorimeters verhütet oder bis auf eine zu vernachlässigende Grösse 

 vermindert worden wäre, zumal da es, wie oben gesagt, abgesehen 

 von besonderen Zwecken, nothwendig war, das Wasser über die ge- 

 wöhnliche Zimmertemperatur zu erwärmen. 



Um die Grösse dieses Verlustes kennen zu lernen, wurden, nach- 

 dem der Apparat in seiner endgiltigen Einrichtung fertiggestellt war. 



