352), 



X.\ . Prof. Dr. Jaroslav Milbauer a Dr. Boliiniiiír Pivnička: 



ScHŮTZE (Pharm. Centralbl. 28, 295), 



Landmarck (Clieiii. Zeit. 21, 266). 



Marck (Chem. Zeit. 26, 556). 



Farsoe (Zeit. f. amil. Chem. 46, 308). 



Edgar (Zeit. f. a.morg. Chem. 1909, 280). 



Reichardt (Archiv der Pharm. 277, 642). 



DE KoNiNCK a Lecrenier (Zeit. f. anorg. Chem. 1888, S 



DE KoNiNCK a NiHouL (Zeit. f. anorg. Chem. 1890, 477). 

 Schierholz (Moiiatsh. f. Chem. 13, 1). 

 Bennet a Placen- AY (Jonrn. of iVmeric. chem, Soc. 

 18, 687), 



Chattaway a Orton (Chem. News 79, 85), 

 Pickering (Journ. of chem, Soc. 37, 128). 

 Jannasch (Ber. Berichte 39, 3655). 

 Mc. Crea (Chem. News 101, 77). 



Dlwihou řadou zkušeností jednak vlaistních, jednak ply- 

 noucích z uvedené literatury shledali jsme, že pro práce s jio- 

 dometrickou methodou Bunsenovou sluší na použitý přístroj 

 klásti tyto požadavky: 



a) Přístroj budiž jednioduchý, smadno sestavitelný i 

 rychle rozebratelný, 



b) destilace dějž se v proudu inertního plynu, 



c) spojení jednotlivých částí přístrojů, pokud jde jimi 

 chlor, budiž upraveno zábrusy, chráněnými vodními uzávěr- 

 kami, 



d) k přístroji buďtež připojena jímadla pojistná, 



e) titrace budiž provedena, co nejrychleji v jímadle sa- 

 mém. 



Doporučiti můžeme přístroj, který vyhovuje těmto po- 

 žadavkům a jest sestaven následovně: 



-■''■ Za destilační baňku sloužila baňka frakční asi 150 cc 

 jímající, jako hlavní jímadlo vzata absorpční nádoba Volhar- 

 dova se dvěma kulovitýma rozšířeninami, obsahu každá 

 50 cc. K ní připojeny dvě U trubice, v ohybech naplněné por- 

 culánovými kuličkami, jakožto další jímadla pojistná. 



Kyselina k rozkladu potřebná ijřipouštěna z dělící ná- 



