214- SOCIÉTÉ NATIONALE d'ACCLIMATATION. 



pas à être reconnu insuffisant, La Commission prit le parti 

 de ne plus employer que des aréomètres en verre, d'une lec- 

 ture d'ailleurs plus commode, plus fragiles, il est vrai, mais 

 aussi moins coûteux. Chaque station est munie d'appareils 

 de rechange, et le personnel apporte, en définitive, plus de 

 précaution dans leur maniement. 



Les aréomètres en verre donnent par lecture directe le 

 poids spécifique de l'eau à 0,0002 près. Chaque degré de 

 l'échelle mesure environ 2 millimètres, et pour des observa- 

 teurs exercés la moitié de cette longueur permet une lecture 

 correcte. Il est d'ailleurs inutile de pousser plus loin la re- 

 cherche de l'exactitude par une division plus grande de 

 l'échelle. Un écart de 0,0001 dans la densité influe à peine 

 sur le phénomène que la Commission a voulu spécialement 

 étudier, c'est-à-dire la salure de l'eau. 



On doit d'ailleurs, dans la plupart des cas, se contenter 

 d'une approximation moindre, surtout quand il s'agit de 

 voyages au long cours. 



Les aréomètres de station mesurent environ 30 centimètres 

 et nécessitent l'emploi d'une éprouvette proportionnée. La 

 longueur des aréomètres est un inconvénient à bord des ba- 

 teaux : aussi la Commission a-t-elle fait construire des instru- 

 ments plus courts, longs de 20 centimètres seulement. La 

 hauteur des degrés y est un peu réduite, sans que cela nuise 

 toutefois à la facilité de la lecture, car elle dépasse encore 

 un millimètre. 



Le flotteur de ces aréomètres est très volumineux, leur co- 

 lonne graduée, au contraire, très grêle. Ces instruments res- 

 semblent à ceux dont on se sert dans la marine anglaise, 

 mais la lecture en est plus facile. 



Un aréomètre destiné à étudier toutes les variétés de salure 

 qui peuvent se présenter depuis l'eau douce jusqu'à l'eau la 

 plus concentrée de l'Océan ou de certaines mers intérieures, 

 doit présenter une échelle de 0,0000 à 0,0300 environ. De 

 sorte qu'avec des degrés de 2 millimètres pour 0,0002, la 

 colonne seule, sans flotteur, aurait 300 millimètres de long. 

 L'instrument, dans ces conditions, serait fragile et incom- 



