Das neue Goniometer der k. k. geologischen Reichs- 

 anstalt. 



Mit einer lithographirten Tafel (Nr. VI) und 6 in den Text gedruckten Holzschnitten. 



Von Dr. Aristides Brezina. 



Bekanntlich pflegt man gegenwärtig den Winkel zweier ebener 

 Flächen an Krystallen fast ausschliesslich auf die Weise zu messen, 

 dass man von der einen Fläche Licht spiegeln lässt und dann den 

 Krystall um die Kante beider Flächen dreht, bis die zweite Fläche 

 das Licht in derselben Weise spiegelt, wie früher die erste. Man hat 

 dazu um das Supplement des inneren Winkels der 

 beiden Flächen zu drehen, wie aus nebenstehender '^' 



Figur 1 hervorgeht, in welcher PQ die beiden V' 



Flächen sind, deren Winkel w zu bestimmen ist, ^ 



K ihre Kante (die Zeichenebene zu beiden Flächen 

 und ihrer Kante senkrecht gedacht), EK ein ein- ä.' -^3 

 fallender, KR der reflectirte Strahl, KL das Loth ^-^"'^^^"^ ' -. 

 auf die Fläche im Falle der Spiegelung, P Q' die '^ '' 



Lage der Flächen nach erfolgter Drehung um den Winkel w' = 

 180'' — 0), wonach Q' nunmehr die Richtung besitzt, welche früher 

 P eingenommen hatte. Hiebei unterscheiden sich die gebräuchlichsten 

 Instrumente hauptsächlich darin, dass bei den einen die Spiegelungs- 

 ebene EKR vertical, also die zu messende Kante K horizontal, bei 

 den anderen umgekehrt EKR horizontal und K vertical stehen. 



Als ich daher im Verlaufe meiner krystallographischen Unter- 

 suchungen an homologen und isomeren Reihen eine Anzahl von Ver- 

 besserungen am Mitscherlich'schen Goniometer anbrachte, welche das- 

 selbe insbesondere zur Messung an sehr kleinen, unvollkommen ausge- 

 bildeten oder nicht luftbeständigen Krystallen geeigneter machen sollte ^) 

 und als die Möglichkeit der Ausführung eines nach meinen Angaben 

 gebauten Instrumentes durch die reichlichen Mittel gesichert war, welche 

 die Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt auf die wissenschaft- 

 liche Ausrüstung des dortigen chemischen Laboratoriums verwendet, 



^) Der die Methoden betreffende Theil erschien unter dem Titel: Methodik 

 der Krystallbestimmung. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1884, 8". 



Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1884. 34. Band. 2. Heft. iDr. Aristides Brezina.) 41 



