322 Dr. Aristides Brezina. ["21 



bot sich naturgemäss zunächst die Frage dar, ob die neuea Ein- 

 richtuDgen au einem Vertical- oder Horizontalinstrumeote angebracht 

 werden sollten. Der Horizontalkreis hat den Vortheil, dass bei beliebigen 

 Incidenzen mit gleicher Leichtigkeit beobachtet werden kann, ohne dass 

 man die Fernrohre in grössere oder geringere Entfernung von der 

 Limbusaxe zu bringen braucht; dadurch wird eine Verschiebung der 

 Vorsteckloupe unnöthig, ebenso kann man bei nahezu senkrechter 

 Incidenz ohne Zuhilfenahme eines Spiegels oder totalreflectirenden 

 Prismas beobachten, wodurch störende Nebenreflexe vermieden werden ; 

 endlich fallen bei Horizontalinstrumenten diejenigen Fehler weg, welche 

 durch die Deformirung des Klebwachses oder des Krystallträgertheiles unter 

 dem Einflüsse der Schwere entstehen. Wenn es deshalb zur Erreichung 

 der höchsten möglichen Genauigkeit (bis herab zu wenigen Secunden) 

 unbedingt geboten ist, sich der Horizontalkreise zu bedienen, so bieten, 

 abgesehen von den seltenen, einer solchen Genauigkeit zugänglichen 

 Fällen, die Verticalinstrumente Vortheile, welche sie für alle gewöhn- 

 lichen Untersuchungen weitaus empfehlenswerther machen. Dahin gehört 

 vor Allem der Vortheil eines weitaus rascheren Arbeitens, das durch 

 die bequeme Haltung der Arme und die gleichbleibende Stellung der 

 Goniometertheile ermöglicht wird ; ebenso lassen sich die weiter 

 unten zu besprechenden Vorrichtungen für Messung zersetzbarer Sub- 

 stanzen kaum anders als an Verticalinstrumenten anbringen, und da 

 man Goniometer, welche zu besonders feinen Constantenbestimmungen 

 dienen sollen, nicht auch für die laufenden Arbeiten verwenden darf, 

 wenn sie ihre Genauigkeit nicht bald einbüssen sollen, so ist in allen 

 gewöhnlichen Fällen, in welchen die Beschaffenheit der Krystalle eine 

 grössere Genauigkeit als 2 — 3 Minuten ohnedies nicht erzielen lässt, 

 ein Verticalkreis vorzuziehen. Ein solcher wurde also auch im vor- 

 liegenden Falle gewählt. 



Entsprechend dem eingangs erwähnten Principe der Messung be- 

 nöthigt man an einem solchen Reflexionsgoniometer dreierlei Vorrich- 

 tungen : erstens solche, welche das Bild eines leuchtenden Gegenstandes 

 zur Krystallfläche senden und das gespiegelte Bild aufnehmen, be- 

 ziehungsweise in das beobachtende Auge gelangen lassen (Abseher oder 

 Fernrohre), sodann Vorrichtungen, welche eine Drehung des Krystalles 

 um die Kante zweier seiner Flächen ermöglichen (Justir- und Centrir- 

 vorrichtungen), und endlich Vorrichtungen zur Messung der Grösse der 

 erfolgten Drehung. Auch bezüglich ihres räumlichen Zusammenhanges 

 sondern sich die Theile des Instrumentes nahe übereinstimmend mit 

 vorstehenden drei Gruppen, nur reiht sich an die erste Gruppe die 

 dritte und an diese die zweite. 



Die allgemeine Anordnung der Haupttheile eines solchen Instru- 

 mentes ist in der nachfolgenden, meinem oben citirten Werke ent- 

 nommenen Figur 2 dargei^tellt ^). Der weissgebliebene Theil I ist das 

 Stativ mit den Fernrohren (bei 1 angedeutet) zur FJxirung des 

 Ganges der eintretenden und gespiegelten Lichtstrahlen, mit einer zur 

 Ebene der optischen Axen der Fernrohre senkrechten Durchbohrung 



^) Die Verlagsbuchhandlung Carl Gerold's Soha hat die Cliches zu dieser 

 uud den folgendea Figuren freundlichst zur Verfügung gesellt. 



