[■■^] 



Das nuie Goniometer der k. k. geologischen Reichsanstalt. 



323 



2 und einer festen Marke oder einem Nonius 3 zur Ablesung des 

 jeweiligen Standes des Theilkreises; behufs Eliminirung des Excentricitäts- 

 f^hlers sind zwei einander diametral entgegengesetzte Nonien, und 

 zwar vorn und rückwärts, nicht einer oben wie in Figur 3 angebracht. 

 Zum Stativtheil gehört noch die Verklemmung 12, welche gestattet, 

 den Theilkreis fest mit dem Stative zu verbinden. 



Der zweite, in der Figur mit II bezeichnete und schraffirt dar- 

 gestellte Haupttheil besteht aus einer selbst wiederum durchbohrten 

 Axe 4, welche in der Bohrung 2 des Statives drehbar ist, einem zur 

 Drehungsaxe senkrechten Theilkreise 5, einer Handgriffscheibe 6, mittelst 

 welcher die Drehung des Theiles bewirkt wird, und den zwei Klem- 

 mungen 12 und 11, von denen die erstere, wie schon erwähnt, den 

 Theilkreis mit dem Stative verbindet, während 11 die Verbindung 

 zwischen dem Limbusthcile II und dem Krystallträgertheile III herzu- 

 stellen erlaubt. 



Der letztere (in der Figur Fig. 2. 



punctirt) enthält die innerste Axe 

 7, welche sich in der Limbusaxe 4 

 dreht, den Centrirapparat 8, die 

 Jastirvorrichtung 9 (mit dem Kry- 

 stallträger), eine Handgriffscheibe 

 10 und endlich die schon erwähnte 

 Klemmung 11, welche die Verbin- 

 dung zwischen II und III bewirkt. 



Die einzelnen Theile haben 

 die nachfolgende Einrichtung: 



I. 1. Was zunächst den bild- 

 erzeugenden Theil, die Fernrohre, 

 anbelangt, so sind die wesent- 

 lichsten Eigenschaften, durchweiche 

 sich das vorliegende Instrument von 

 ähnlichen unterscheidet, vor Allem 

 die Dimensionen der optischen Be- C 

 standtheile, der Linsen und Blenden, 



welche mau früher ohne feste Richtschnur versuchsmässig abgeändert 

 hat ; ich habe in dem angeführten Werke den Gang der Lichtstrahlen 

 im Goniometer dioptrisch untersucht und die Rolle eines jeden einzelnen 

 Bestandtheiles (Oculare und Objective, Aperturen der Blendungen) 

 zahlenmässig ermittelt; ebenso wurden die einzelnen Anforderungen, 

 welche man in Bezug auf Empfindlichkeit, Bildvergrösserung, auflösende 

 (bildstreuende) Kraft, Helligkeit und Gesichtsfeld an das Instrument 

 stellen kann, zahlenmässig formulirt und nun auf dem Wege der 

 Rechnung bestimmt, welche Dimensionen zur Erreichung bestimmter 

 Aufgaben am günstigsten sind. 



Die Verwendbarkeit der Fernrohre zur Fixirung des Ganges der 

 Lichtstrahlen beruht bekanntlich auf der Eigenschaft einer Linse oder 

 eines Linsensystemes, alle von einem Punkte der Hauptbrennebene 

 kommenden Strahlen untereinander parallel (als Strahlencylinder) aus 

 der Linse austreten zu lassen uud umgekehrt alle untereinander parallel 



41* 



