326 I^' ■ Aristi ]es Brezina. [(31 



Es ist zuweilen wichtig , bei verschiedenem Einfallswinkel des 

 Lichtes EKL (Fig. 1) beobachten zu können; Nebenbilder durch Beu- 

 gung sind ofc von Nebenbildern vicinaler Flächen nur durch Verän- 

 derung des Einfallswinkels zu unterscheiden , stark gestreifte Flächen 

 verlangen Beobachtung bei grossem Einfallswinkel , während anderer- 

 seits bei senkrechter Incidenz die Partialbilder einer facettirten Fläche 

 in ihrer natürlichen Streuung, ohne Verzerrung erscheinen, was zur 

 Beurtheilung des Flächencharakters von Wichtigkeit ist. Um nun jede 

 beliebige lucidenz herstellen zu können , sind die beiden Fernrohre in 

 ihren Ständern vertical auf- und abwärts bewegbar — vermittelst 

 gezähnter Räder an den Schrauben tf — wobei die Neigung der Fern- 

 rohre gegen das Stativ durch die Verklemmungen K und die Mikro- 

 meterschrauben mm' entsprechend regulirt wird. Hiedurch ist bereits 

 ein Spielraum vom Incidenzwinkel 90" (streifende Incidenz bei voll- 

 kommen bis zur Horizontalstellung gesenkten Fernrohren) bis zum 

 Winkel von ungefähr 50" ermöglicht; ausserdem trägt das Beobach- 

 tungsfernrohr ober seinem Objective ein totalreflectirendes Glasprisma 

 p, wodurch das Licht des Einlassfernrohres unter 30" bis nahezu 0" 

 auf den Krystall geworfen werden kann. Das Charnier s, in welchem 

 zu diesem Zwecke das Prisma drehbar ist, lässt sich durch eine Mikro- 

 meterschraube etwas gegen die optische Axe des Fernrohres verstellen, 

 um es zu dieser genau senkrecht machen zu können. 



Schliesslich sind an deu Fernrohren noch die Correcturschrauben 

 zu erwähnen, welche die optischen Axen derselben gegen die Limbus- 

 axe senkrecht zu stellen gestatten. Eigentlich würde zu diesem Zwecke 

 für jedes Fernrohr eine Schraube genügen. Nachdem aber die Fernrohre 

 auch um Horizontalaxen drehbar sind, muss bewirkt werden, dass auch 

 bei einer Drehung um diese die optischen Axen zur Limbusaxe senk- 

 recht bleiben. Durch die Correcturschrauben C2 und C^' am Fusse der 

 Fernrohrständer lassen sich die letzteren um verticale Axen drehen, 

 während die Schrauben Cj und C/ (wovon nur letztere sichtbar ist) 

 die Fernrohrlager in verticalen, zur Limbusaxe parallelen Ebenen heben 

 und senken. Mittelst eines an Stelle des Krystalls angebrachten Plan- 

 parallelglases können die betreffenden Correcturen ausgeführt werden. 



L 2 und 3. Ueber die Bohrung ist nur zu bemerken , dass sie 

 gegen die Krystallträgerseite zu konisch erweitert ist ; die Nonien sammt 

 dem Deckel zum Schutze des Theilkreises werden bei Besprechung des 

 Theilkrei-ses erwähnt werden. 



Fig. 4, 



L 12. Die Klemmung zwischen Stativ und Theilkreis ist sowie 

 die zwischen letzterem und dem Krystallträgertheil, beziehungsweise den 

 zugehörigen Haudgriffscheiben , eine Mikrometerschraubenverklemmung, 

 Fig. 4, behufs Vermeidung des bei elastischen Klemmungen (Fig. ö) 

 zu befürchtenden Schleppens; bei ersterer sind die Backen deundgh 



