[7] 



Das neue Goniometer der k. k. geolosiächen Reichsaaatalt. 



327 



Fig. 5. 



je an einem der gegeneinander zu verschiebenden Theile befestigt; die 

 Mikrometerschraube a b i^t mit der fest daran befindlichen Kugel c 

 zwischen den Backen d e drehbar, aber nicht verschiebbar eingeklemmt, 

 während der Gewindetheil h der Schraube in einer, in die zweite Backe 

 g h eingeschnittenen Mutterschraube f drehbar ist. 



Bei der elastischen Klemmung, Fig. 5, ist das Muttergewinde d 

 für die Mikrometerschraube a in ein Stahlprisma de eingeschnitten, 

 das bei e in fester Verbindung mit dem einen zu bewegenden Theile 

 (hier eine Axe) steht ; der andere gegen diesen 

 zu bewegende Theil mn (hier eine Handgriff- 

 scheibe) kann durch die Backenpresse gh er- 

 fasbt werden, wenn die beiden Backen durch 

 Schraube i angezogen werden ; die Backenpresse 

 hat einen festen stählernen Anschlag b, welcher 

 durch eine am Prisma de angeschraubte starke 

 Feder & c an das Ende der Mikrometerschraube 

 a angediückt wird. 



Zum Stativtheile würde noch die Stopf- 

 büchse gehören, weil sie mit ersterem in fester 

 Verbindung steht; es erscheint jedoch zweck- 

 mässiger, dieselbe gelegentlich des Krystall- 

 trägers zu besprechen. 



Der II. (Limbus-) Theil hat folgende Bestandtheile : 



IL 4. Die durchbohrte Axe von der Form eines Hohlkegels mit 

 konischer Bohrung. 



II. 5. Den Theilkreis, welcher unter dem schon vorher erwähnten 

 Dosendeckel läuft, um vor Staub, Säuredämpfen etc. geschützt zu sein. 

 Zwei Glasfenster im Deckel sind an der Stelle der Nonien angebracht, 

 um die Ablesung zu gestatten. Der Theilkreis, dessen Theilung auf der 

 Kreisfläche eines ebenen Silberringes aufgetragen ist, hat einen Durch- 

 messer von 20 Centimeter und ist in Sechstelgrade getheilt ; die Nonien 

 geben Drittelminuten'). 



IL 6. Die zum Limbustheil gehörige Handgriffscheibe ist die grösste 

 von den drei hintereinanderstehenden Scheiben; sie ist in fester Ver- 

 bindung mit der Backenpresse 11, welche durch Anziehen einer Schraube 

 auch die Handgriffscheibe des Krystallträgertheiles festhalten kann ; 

 eine Mikrometerschraube besorgt bei geschlossener Klemme die Fein- 

 verschiebung. 



III. Der Krystallträgertheil. Hier sind zahlreiche Neuerungen 

 angebracht. 



111. 7. Die innerste Axe ist nach der dem Limbus abgewendeten 

 Seite, entsprechend der Bohrung der Limbusaxe, konisch geformt; sie 

 ist selbst wieder durchbohrt, die Bohrung hat einen quadratischen 

 Querschnitt, in welchem ein Stahlprisma nach rechts und links mittelst 

 einer rechts angebrachten Schraube (der kleinsten der drei Handgriff- 

 schrauben) verschiebbar ist. Am linken Ende des Stahlprismas sitzen 

 die ganzen Einstellungsapparate. Diese Einrichtung, welche dazu dient, 



') Im Berichte in den Verhandlungen 1883, S. 271—272 steht irrthiimlicher- 

 wtise Zwölfielgrade und Secbstelminuten. 



