[9] 



Das neue Goniometer der k. k. geologischen Reichsanstalt. 



329 



Dasselbe gilt dann auch von der anderen Centrir- Bewe- 

 gung hB. 



IIL 9. Die JustirvorrichtUDg, durch welche die beiden Flächen, 

 deren Kante gemessen wird, der Limbusaxe parallel gemacht werden, 

 ist in dDE und d'D'E' Fig. 6 dargestellt. Sie erfolgt durch zwei auf- 

 einander senkrechte, concentrische Kreisbogen EE' (nach dem Vorgange 

 von L ang's), welche durch DiJBferentialschrauben ohne Ende entsprechend 

 dem Principe der Centrirschrauben bewegt werden. Diese Kreisbogen 

 lassen einen grossen Spielraum (bis nahe 90°) zu. 



Im inneren Justirbogen steckt der Krystallträger UILK Fig. 6, 

 welcher wiederum zwei selbstständige, grobe Justirbewegungen im 

 Scharnir bei H um eine Horizontalaxe und im Scharnir L um eine 

 Verticalaxe besitzt. 



Auf den innersten Flügel bei K wird der zu messende Krystall 

 mittelst Klebwachs befestigt, das der Temperatur des Arbeitsraumes 

 angepasst sein soll. Für gewöhnliche Zimmertemperatur verwendet man 

 eine Mischung von etwa 3—4 Theilen Wachs auf V2 bis 1 Theil weissen 

 Terpentin, in grosser Sommerhitze fast reines Wachs, in strenger Winter- 

 kälte (bei Messungen im Freien) reines Terpentin; in allen Fällen 

 muss das Klebmittel durch Kienruss geschwärzt sein, um störendes 

 diffuses Licht zu vermeiden. 



Zu diesen Einstellungsvorrichtungen treten noch die Apparate zur 

 Messung unbeständiger Substanzen hinzu, welche ihrer Stellung nach 

 eigentlich zum Stative gehören; zu- 

 nächst ist ein Raum erforderlich, in 

 welchem eine Atmosphäre von be- 

 stimmter Beschaifenheit (entweder ab- 

 solut trocken oder gesättigt mitWasser- 

 oder Salzsäuredampf) durch längere 

 Zeit hindurch erhalten werden kann. 

 Dies wird durch eine Stopfbüchse 

 erreicht, Fig. 7, welche mit dem 

 Fusse auf das Stativ aufgesetzt und 

 in dieser Stellung durch eine federnde 

 Klemme festgehalten wird ; die Wände 

 sind aus 1-5 Millimeter dicken Spiegel- 

 glasscheiben angefertigt ; die dem 

 Limbus abgewendete Seite BGFG ist 

 offen und kann durch eine grössere 

 Scheibe IKLM verschlossen werden, 



welche eine bis in den halben Kasten reichende Lade trägt, in die 

 man Chlorcalcium zur Austrocknung der Luft oder einen Schwamm mit 

 Wasser oder Salzsäure einfüllt; nach innen ist die Lade durch ein 

 grobes Drahtnetz geschlossen. Die Verschlussplatte und die Laden- 

 wände werden zur Erzielung eines luftdichten Verschlusses mit Fett 

 bestrichen. 



An der Limbusseite hat die Stopfbüchse einen kreisrunden Aus- 

 schnitt, durch welchen der Krystallträger mit dem Krystalle eingeführt 

 wird. Dieser Ausschnitt wird durch die quadratische Glas- oder Metall- 



Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1884. 34. Band. i. Heft. (Dr. Aristides Brezina.) 42 



Fig. 7. 



X<r!f=:0=(?>=3 



