330 



Dr. Aristides Brezina. 



[10] 



Flg. 8. 



platte NOPQ geschlossen, welche man an ihrer, dem Kasten zugewen- 

 deten Seite ölt, wodurch ein luftdichter Adhäsionsverschluss gebildet 

 wird, welcher gleichwohl der Platte das reibungslose Gleiten an der 

 Kastenwand gestattet. 



Diese Verschlussplatte hat in ihrer Mitte eine messingene Hohl- 

 kugel R mit diametraler Bohrung, in welcher eine etwas kleinere 

 geölte Vollkugel S spielt, welche das Zwischenstück eines Krystall- 

 trägers TSVWX (unterhalb des Kastens besonders dargestellt) bildet; 

 dieser Krystallträger hat zwei auf einander senkrechte Gelenke W 

 und V und steckt bei U im inneren Justirbogen anstatt des Trägers 

 HILK von Fig. 6. Auf diese Weise kann der bei X aufgesetzte 

 Krystall beliebig lange unter luftdichtem Verschluss in der Stopfbüchse 

 der Messung unterworfen werden ; um aber die gröberen Justirbe- 

 wegungen ohne Zuhilfenahme der Justirbogen ausführen zu können, ist 

 der Deckel der Stopfbüchse bei V durchbohrt; in der Bohrung steckt, 

 wieder geölt, ein metallener zweimal umgebogener Bügel ZZ\ welcher 

 gehoben, gesenkt und gedreht werden kann, so dass man mit dem 

 unteren Ende bei Z^ auf den Krystallträger vor den Scharnieren W, 

 beziehungsweise V einen Druck ausüben und ihn in den Scharnieren 

 abbiegen kann. Durch diese Grobjustirung im Vereine mit der Grob- 

 und Feinbewegung der Justirschrauben ist man 

 im Stande, die meisten Zonen eines Krystalles 

 durchzumessen, ohne ihn aus der Stopfbüchse 

 herauszunehmen. 



Hier wären noch die weiteren Vorsichts- 

 massregeln bei Messung unbeständiger Krystalle 

 zu erwähnen: des Aspirators, Fig. 8, durch 

 welchen, besonders bei Messung in starker Wmter- 

 käite, die feuchten Exspirationsproducte vom 

 Krystalle abgehalten werden; die frische Luft 

 tritt durch das Ventil d ein, während die aus- 

 geathmete durch das Ventil c in den einen 

 halben Meter langen Kautschukschlauch ah und 

 von da in die äussere Luft austritt. 



Die Hände werden in solchen Fällen ohne- 

 dies durch Handschuhe vor der Kälte geschützt 

 und zwar durch gestrickte, im Inneren mit Flaum- 

 federn benähte sogenannte Fäustlinge, welche 

 die Beweglichkeit der Finger nicht wesenthch 

 beeinträchtigen; dadurch ist zugleich die gemessene Substanz vor der 

 Handwärme bewahrt ; sollte sich trotzdem ein schädhcher Einfluss der- 

 selben bemerkbar machen , so dirigirt man die Centrir- und Justir- 

 schrauben durch einen langen Schlüssel. 



Ich bemerke noch, dass das vorstehend beschriebene Instru- 

 ment vom Mechaniker Ernest Schneider in Währing bei Wien, 

 Martinstrasse 32, gebaut wurde. 



Es mag vielleicht nicht unnütz sein , eine Zusammenstellung der 

 wichtigeren Publicationen über Goniometer und goniometrische Metho- 

 den in chronologischer Ordnung anzuschliessen. 



