|5J Die Messungen der Erdwärme bei Stubiöke Toplice. 755 



Am 12. und 13. Oktober 1910 zeigen die Erdtemperaturen nur 

 unbedeutende Schwankungen. 



Die Temperaturen in 0*5 m und 1*0 m Tiefe, zur gleichen Zeit 

 beobachtet, sind beinahe stets dieselben, es können daher auch die 

 Wärmeschwankungen in diesen Tiefen nicht sehr verschieden sein. 

 Bei beständigem Wetter bietet somit das Messen in 1*0 m Tiefe 

 nicht wesentliche Vorteile, gegen die Beobachtungen in 05 m Tiefe. 



Wie konstant bei solcher Witterung die Bodentemperatur ist, 

 ergab sich am 13. Oktober 1910. Ein Thermometer blieb an diesem 

 Tage (bei Punkt Nr. 56) von 11 h 15' vm. bis 2 h 50' um., mit dem 

 Quecksilberreservoir in 50 cm Tiefe, in der Erde. An der heraus- 

 stehenden Skala wurde beiläufig alle Halbestunden abgelesen und 

 stets dasselbe Resultat: 17'4° C erhalten, nur einmal — zu mittag — 

 ergab sich: 17-3° C (vergl. pag. 774). 



Für die Teraperat u rraessungen in 1 m Tiefe stand anfangs 

 nur ein „Stock therm o meter" zur Verfügung, welches die Gebrüder 

 Bergmann in Mellenbach (Thüringen) geliefert hatten. Dasselbe steckt 

 in einer 1*57 m langen, 19 mm weiten Messinghülse. Oben schließt ein 

 etwa 10 mm weiteres Messingrohr an. Durch einen Schlitz desselben 

 ist die Skala sichtbar. Dieselbe reicht von Null bis 60° C. Die Grade 

 sind etwa 5 mm lang und nicht unterteilt. 



Das untere Ende des Thermometers ist D62 m vom Nullpunkte 

 der Skala entfernt. Die Hülse ist hier mehrfach durchlocht und 

 endet mit einer 4 cm hohen, konischen Spiralfeder. Der obere Durch- 

 messer derselben mißt 27 mm. Diese Verdickung (um 8 mm) bietet 

 bei der beabsichtigten Verwendung des Instruments manche Schwierig- 

 keiten. 



Wird mit einem Vorschlagspflock in der Erde ein Loch erzeugt, 

 so läßt sich das Thermometer wegen dieser Spiralfeder kaum ein- 

 führen und kann mit der Erde nicht in innige Berührung treten. 



Es wurde deshalb ein eisernes Gasrohr von 32 mm Durchmesser 

 und 5 mm Wandstärke in den Boden getrieben und in dasselbe das 

 Thermometer gesteckt. Dieses Gasrohr war unten geschlossen und mit 

 einer Spitze versehen. Oben befand sich am Rohr eine Verstärkung 

 und ein Ring, welcher das Herausziehen erleichterte. Bis zu dieser 

 Verstärkung wurde das Rohr in die Erde geschlagen. Der Boden des 

 Rohres befand sich dann 1-04 m und das Quecksilberreservoir des 

 eingeführten Thermometers etwa 100 m unter der Erdoberfläche. Um 

 die Wärmeleitung zwischen Thermometer und Eisenrohr, beziehungs- 

 weise Erdboden, zu befördern, wurde in das Rohr etwa 0*3 / Wasser 

 gegossen. 



Vor Beginn der Feldarbeit ermittelte Dr. Skreb die Zeit, welche 

 erforderlich sein dürfte, damit das Thermometer die Temperatur des 

 Bodens annehme, ferner die Richtigkeit der Temperaturangaben, 

 besonders mit Rücksicht auf die Wärmeleitung des oberen Thermometer- 

 teiles. Wurde das Thermometer in Wasser von 15 bis 100 cm Höhe 

 und Temperaturen von — 40° C getaucht, so kam die Quecksilber- 

 säule in zwei bis fünf Minuten zum Stillstande. Stellte man das Eisen- 

 rohr mit eingeführtem Thermometer in Wasser von 30 cm Höhe und 



