756 Christian Freiherr v. Steeb. [gl 



einer von der Lufttemperatur sehr abweichenden Wärme, so erreichte 

 die Quecksilbersäule in etwa 15 Minuten ihren endgültigen Stand. Es 

 erschien somit ausreichend, wenn das Thermometer vor dem Ablesen 

 30 Minuten im Rohr war. Dies genügte um so mehr, als mit zwei Eisen- 

 rohren gearbeitet wurde, dieselben somit mindestens 30 Minuten im 

 Boden steckten, bevor das Thermometer hineinkam. Das Eisenrohr 

 und das Wasser in demselben hatten daher Zeit die Erdtemperatur 

 anzunehmen. 



Um den Einfluß des herausragenden Thermometerteiles zu prüfen, 

 wurde bei 17° C Lufttemperatur das Thermometer 30 cm in ein Wasser 

 getaucht, dessen Temperatur nach und nach von Null bis 50° C ver- 

 ändert worden ist. Das Thermometer zeigte bei 25° C die Wasser- 

 temperatur richtig, bei geringerer Wasserwärme war eine negative 

 Korrektur erforderlich, welche gleichmäßig wachsend bei nullgradigem 

 Wasser — 0"7° C erreichte. Bei Wassertemperaturen über 25° C er- 

 schien ebenfalls eine gleichmäßig ansteigende, aber positive Korrektur 

 notwendig. Bei 50° C Wasserwärme betrug dieselbe + 0'4° C. 



In Wasser von 40° C Wärme 1 m tief eingetaucht, zeigte das 

 Thermometer die Temperatur bis auf Ol" C genau, obwohl die Luft 

 einmal 18° C und das anderemal 8° C hatte. 



Das Bergmannsehe Stocktermometer dürfte daher, in Verbindung 

 mit dem wassergefüllten Eisenrohr angewendet, immerhin geeignet 

 sein, Erdtemperaturen auf etwa 05° C genau zu ermitteln. 



Heinrich Kap pell er in Wien V/1 lieferte kurz vor Beginn der 

 Feldarbeit im April 1909 auch ein langes Thermometer. 



Dieses Instrument steckt in einem Eisenrohr von 2'5 cm Durch- 

 messer. Unten sitzt an demselben eine 4*5 cm lange Schraube mit 

 drei Windungen. Die oberste derselben hat denselben Durchmesser 

 wie die Thermometerhülse. Diese Schraube soll ermöglichen, das 

 Thermometer in den Boden zu schrauben. Auf 1-39 m vom unteren 

 Ende des Thermometers ragt aus dem Eisenrohr ein sechseckiges 

 Prisma. Dieses kann man mit einem Schlüssel umfassen, wenn man 

 das Instrument in den Boden bohren will. Der Gebrauch dieses Schlüssels 

 erscheint nicht notwendig. Es ist am zweckmäßigsten, das Thermometer 

 direkt mit den Händen nach abwärts zu drücken und zu drehen. 

 Das Einschrauben gelingt übrigens nur bei günstiger Bodenbeschaffen- 

 heit auf 25-40 cm Tiefe. 



Ober jenem sechseckigen Prisma ist das Eisenrohr geschlitzt, 

 so daß man die Skala sieht. Der Nullpunkt derselben liegt 1*45 m 

 vom unteren Thermometerende entfernt. Die Teilung reicht von 

 — 65° C. Die einzelnen Grade sind zirka 4 mm lang und in 0-2° geteilt. 

 Das Kappeller'sche Thermometer ist etwas träger als das Bergmann'sche, 

 weil es, statt in einer durchlöcherten Messinghülse, in einem geschlossenen 

 Eisenrohr steckt. Trotzdem genügt aber für ersteres auch eine Ex- 

 positionsdauer von 30 Minuten. 



Es war ursprünglich beabsichtigt, das Kappeller-Thermometer, 

 wie das Bergmann'sche, mit dem Eisenrohr anzuwenden. Gegen 

 den Gebrauch des Eisenrohres ergaben sich jedoch manche Bedenken. 



