[7] Die Messungen der Erdwärme bei Stuliicke Toplice. 757 



Die Erdwärme mußte zwei Metallschichten und eine Wasserschichte 

 durchdringen um auf das Thermometer zu wirken. Wenn auch in der 

 Praxis die Genauigkeit solcher Messungen nicht bedeutend beeinflußt 

 schien, so wurde doch im Mai 1909 das Eisenrohr alsbald nur 

 benützt, um für das Kappeller'sche Thermometer das Loch vorzu- 

 schlagen. Das Rohr wurde dann herausgezogen und in das etwa 4 cm 

 weite Loch das Thermometer eingeführt und noch mehrere Zentimeter 

 eingeschraubt Der untere Teil des Thermometers stand also in inniger 

 Berührung mit dem Erdreiche. Die Quecksilbersäule gelangte schon 

 in 20 bis 25 Minuten zur Ruhe. 



Solche Messungen, mit dem Kappeller ohne Rohr, scheinen 

 bei Bodentemperaturen unter 15° C etwas zu große und bei Boden- 

 temperaturen über 15° C etwas zu kleine Resultate zu ergeben. 



Bei den Beobachtungen im September 1909 und Oktober 1910 

 gelangte dasBergmann'sche Thermometer nicht zur Anwendung, es wurde 

 nur das Kappeller'sche Instrument, und zwar ohne Eisenrohr benützt. 

 Zum Vorschlagen des Loches diente eine 1'75 m lange Eisenstange, 

 deren Durchmesser nur unbedeutend größer war als jener des 

 Thermometers (2*5 cm). Das Hineinschrauben wurde bis auf 40 cm ange- 

 wendet. In dieser Weise sind mit dem Kappeller Temperaturen bis 

 in 1*25 m Tiefe gemessen worden. 



Dieses „lange" Kap peller-Thermometer, welches bisher 

 bei allen Erdtemperatur-Messungen nächst Stubicke Toplice verwendet 

 wurde, ist Eigentum des Agramer meteorologischen Observatoriums. 



Bei den Messungen am 13. Oktober 1910 kamen noch zwei 

 andere von Heinrich Kappeller gelieferte Thermometer in Anwendung, 

 welche Eigentum des Mineralogisch - petrographischen Instituts der 

 Agramer Forstakademie sind. 



Bei diesen Instrumenten ist die Hülse im oberen Teil aus 

 Messing, im unteren Teil aus Eisen. Dieser letztere, ein Eisenrohr 

 von 2 cm Durchmesser, endet mit einer Erdschraube. 



Bei dem einen, dem „mitte Hangen" Kappeller-Thermometer, 

 war das Eisenrohr 107 cm lang, so daß bis 100 cm Tiefe gemessen 

 werden konnte. Die Skala reichte von — 10° bis +42° C und war 

 in 0-1° geteilt. 



Das andere, das „kleine" Kappeller-Thermometer, hatte ein 

 Eisenrohr von nur 41 cm Länge, so daß es noch knapp bis 50 cm 

 Tiefe zu brauchen war. Die Skala reichte von — 5° bis 31° C und 

 war auch in 0*1° geteilt. 



Diese „mittellangen" und „kurzen" Kappeller-Thermometer sind 

 dadurch, daß die Hülsen aus zwei Teilen bestehen , zerbrechlich 

 und nicht so widerstandsfähig wie das „lange" Kappeller-Thermo- 

 meter. 



Bei den langen Thermometern ist es ein großer Vorteil, daß 

 die Skala beständig beobachtet werden kann; dagegen erscheint die 

 Wirkung des Thermometerteiles, welcher über die zu messende Erd- 

 schichte ragt, bedenklich. Derselbe leitet nämlich die Temperatur 



Jahrbuch d. k. k. gcol. Reichsanstalt, 1910, 60. Band, 4. Heft. (Frh. v. Steeb.) [Ol 



