— 983 — 
было настолько велико, что они не оказывали замфтнаго вмяшя на ходъ 
] цальныхъ й вблизи Помощью этой уста- 
новки можно было опредваять измфнене поля съ высотою, откуда нетрудно 
вычислить и пространственные заряды въ изслБдуемыхъ слояхъ воздуха. 
3) Рядомъ съ этой установкой, помощью счетчика. зоновъ ЕЪегРа, из- 
м$рялось число обычныхъ 1оновъ обоего знака, а слЬдовательно, и свободный 
зарядъ, обусловленный этими 1онами; въ то же время предыдущая уста- 
новка давала, полный избытокъ заряда, обусловленный не только обычными, 
по и медленными 1онами Гапсеуйга. Этимъ же приборомъ измфрялась 
также средняя подвижность 1оновъ. 
4). Для измБреня проводимости атмосфернаго воздуха была примфнена 
: лБдующая регистрирующая‘ установка ЗсВегте”а: у поверхности земли 
были протянуты горизонтально два сЪтзатыхъ цилиндра, длиною въ 20 м. и 
маметромъ въ 1 м ; по оси цилиндровъ шли пзолированныя проволоки, соеди- 
нявиияся съ регистрирующими электрометрами Вепп4огРа. Помощью осо- 
баго приспособлешя, каждыя 10 минутъ проволоки заряжались до 200 вольть 
(одна положительно, другая отрицательно), послБ чего. он предоставлялись 
дЪйств!ю 1онизованнаго атиосвернаго воздуха, при чемъ электрометры отмф- 
чали непрерывно жал Ц проволокъ. Благодаря этимъ запи- 
слмъ является вычислить полярныя проводимости: ^_, =, ®,. 
КА. о _ ‚ гдЪ = — элементарный зарядъ 1она, и — ухбльное число 
ле 
1оновъ и ® — подвижность. Зная напряжене поля г И проводимости, не- 
трудно вычислить вертикальные токи проводимости по р 
= НА т 
5) Помощью прибора бег@1епт’а производились РИ проводи- 
‘мости воздуха на башиЪ, на высот$ 15 м. надъ поверхностью земли. 
6) На открытой равнинф былъ установлень приборъ У! з0п’а — 
Ти а, помощью котораго измфрялись: плотность заряда земли о и ий 
— ————— 
кальные токи проводимости Т. Отсюда, помощью Формуть: © — — 4; 9 
и =), 7, можно вычислить электрическое поле л проводимость воздуха. 
7) у, поверхности земли быль установленъ большой приборъ для измЪ- 
решя проникающей радащи; внфшняя обкладка прибора поддерживалась 
при потенщаль въ -+-1000 вольть, внутрений же электродъ быль соединенъ 
съ электрометромъ Роеха1ек’а. Помощью этой чувствительной установки 
очень точно измфрялись вараци проникающей радащи. (Первоначально 
69 
Извфоты И, А. Н. 1914. 
