vom 16. Mai 1872. 353 



Funken, der mehr oder weniger Sekunden fortdauerte und von 

 dem veränderlichen Residuum der Flasche herrührte. 



Weber reichte bei seinem Dynamometer nicht aus mit Ein- 

 schaltung einer 1200 Mm. langen 13 Mm. breiten Wassersäule in 

 die Schliefsung seiner Batterie; um das Überspringen von Elektri- 

 cität zwischen den Drathwindungen der beiden Rollen zu verhin- 

 dern, mufste eine 4 Mm. dicke, in Wasser getauchte Hanfschnur 

 angewendet werden. Hier aber war bei stets gleicher Ladung der 

 Batterie nicht zu erwarten, dafs stets dieselbe Elektricitätsmenge 

 durch die Dräthe ginge. Zur Bestimmung dieser Menge wurde 

 ein in die Schliefsung eingeschaltetes Galvanometer gebraucht, das 

 zugleich mit dem Dynamometer beobachtet w r urde. Für die An- 

 nahme, dafs der Ausschlagswinkel der Magnetnadel proportional 

 der durch den Galvanometerdrath geflossenen Elektricitätsmenge 

 ist, konnte ich keinen genügenden experimentellen Beleg in meiner 

 Elektricitätslehre anführen. Ein kurz nach dem Erscheinen der- 

 selben veröffentlichter Versuch möge deshalb hier seine Stelle 

 finden. 



Buff stellte eine isolirte Maafsflasche , deren 25 Mm. breite 

 Kugeln 1 Mm. von einander standen, dicht an dem Conductor 

 einer Elektrisirmaschine auf. Die äufsere Belegung der Flasche 

 war mit dem Conductor, die innere mit dem einen Ende eines sehr 

 langen Drathes verbunden, der zu einem Knaul gewunden, auf 

 eine sehr kurze Magnetnadel wirkte. Das andre Ende des Knauls 

 war vollkommen zur Erde abgeleitet. Bei gleichmäfsigem Drehen 

 des Elektrisircylinders ging fortwährend Elektricität von der 

 innern Belegung der Flasche durch den Multiplicatordrath; zu- 

 gleich wurde die Flasche geladen und entlud sich, wenn sie eine 

 bestimmte Ladung erhalten hatte. Die Zahl der Funken an der 

 Flasche gab also die Menge der ziemlich gleichmäfsig durch den 

 Multiplicator geflossenen Elektricität, dessen Nadel eine feste Ab- 

 lenkung erhielt. Die Tangente des Ablenkungswinkels oder, da 

 hier nur kleine Winkel vorkommen , der Winkel selbst soll nach 

 der Annahme proportional der in der Zeiteinheit durch den Multi- 

 plicator geflossenen Elektricitätsmenge sein. 



