104 
Gesamntsitzung 
Ilr. G. Kirclihoff legte folgende Abliundliing des Hrn. 
H. C. Vogel vor: 
iSpe ctral - Photoniet risch e Un te r s n c h n n ge n i n sb eso n der e 
zur H e s t i rn in u n g der Absorption der die So n n e u in - 
gebenden Gashülle. 
1. Apparate zur Messung farbigen Lichtes. 
Während die älteren photonietrischen Apparate keine oder nur 
sehr ungenügende Mittel boten, verschieden farbige Lichtcpiellen 
mit einander zu vergleichen, hat man in neuerer Zeit, durch Ver- 
bindung des Spectroskops mit dem Photometer, Apparate, con- 
struirt, welche jenem längst gefühlten Bedürfniss — Methoden zur 
Messung der Stärke farbigen Lichtes zu besitzen — abgeholfen 
haben. Diese neueren Ilülfsmittel sind -wieder für die Spectral- 
analyse von Bedeutung geworden, da sie die Mittel an die Hand 
geben, die relativen Intensitäten der einzelnen Theile eines Spec- 
trums gegen einander, oder gegen eine bestimmte Lichtquelle zu 
fixiren und man wird zugeben, dass gerade die Bestimmung der 
Lichtstärke der verschiedenen 'riieile eines Spectrums sehr wesent- 
lich zur Charakterisirung desselben beiträgt. Bisher hatte man 
eine solche nur durch allgemeine Bezeichnungen, vom Intensivsten 
bis zum Schwächsten, zu geben versucht, was jedoch durch den 
Umstand, dass dem Auge die Fähigkeit fast ganz abgeht verschie- 
denfarbiges Licht in Bezug auf Intensität in Vergleich zu stellen, 
nur in sehr unvollkommener Weise geschehen konnte. 
Vierordt^) hat die ersten und sehr umfangreichen Unter- 
suchungen auf diesem Gebiete angestellt. Der Apparat, welchen 
er anwandte, bestand aus einem gewöhnlichen Spectroskop, bei 
■welchem, von der Vorderfläche des dem Beobachtungsfernrohr zu- 
nächststehenden Prismas reflectirt, das Bild eines seitlich ange- 
brachten, durch eine möglichst constante Lichtquelle erleuchteten 
*) Die Anwendung d. Spectralapp. z. Messung und Vergleieliung der 
Stärke des farbigen Licfites (Tübingen 1871). 
