108 Gesammtsitzung 
doppeltbrechenden Prisma J) austretenden Strahlen senkrecht auf 
einander polarisirt sind. 
In der Brennpunktsehene des Fernrohrs F befindet sich nun 
ein Diaphragma, welches die beiden äussersten der 4 Bilder ver- 
deckt, so dass man durch das Ocular 0 sehend, nur 2 Spectral- 
streifen beobachtet. Die Breite des oben erwähnten Steges q vor 
dem Spalt ist nun so bemessen, dass die beiden obenerwähnten 
Bilder sich berühren. Da dies aber für die verschiedenen Theile des 
Spectrums nicht gleichzeitig in voller Strenge zu erreichen ist, so 
lässt sich die Collimatorlinse C etwas verschieben und hierdurch, 
sowie durch eine entsprechende Verschiebung des Oculars D, an 
jeder Stelle des Spectrums Jene Berührung auf das Genaueste her- 
beiführen. 
Wie bei den Vieror dt’schen Apparaten ist es möglich das 
Gesichtsfeld des» Fernrohrs, in der Richtung senkrecht auf die 
Längsausdehnung des Spectrums, durch 2 Schieber beliebig zu be- 
schränken, so dass man nur einen ganz schmalen Theil des Spec- 
trums, oder besser der beiden dicht übereinanderliegenden Spectren 
übersieht und die Beurtheilung der Intensitäts - Gleichheit der zu 
untersuchenden Stelle der Spectra durch nebenliegende Theile nicht 
störend beeinflusst wird. Durch Drehung des Nicolprismas, welche 
mit Hülfe einer Theilung 7nm abgelesen Avird, kann das eine 
Spectrum, z. B. das obere, völlig ausgelöscht werden, das un- 
tere hat dann seine grösstmöglichste Intensität. Bei einer Dre- 
hung von nur 45° sind beide Spectra gleich hell. Stellt man nun 
das Vergleichsprisma q) vor die eine Hälfte des Spaltes und lässt 
Licht durch dasselbe fallen, während die freie Spalthälfte von einer 
anderen Lichtquelle beschienen wird, so rühren die beiden durch 
das Ocular 0 wahrzunehmenden, dicht übereinander liegenden 
Spectra von den beiden verschiedenen Lichtquellen her und man 
kann die Intensitäten an irgend welcher Stelle des Spectrums 
durch Drehung des Nicolprismas gleich machen und durch den 
Drehungswinkel messen. 
Durch eine Drehung des Fernrohrs um eine durch die Mitte 
des Prismas, parallel zur brechenden Kante desselben, gehende Axe 
und durch Ablesung an einem Gradbogen t'u, ist nmn im Stande, 
verschiedene und ganz bestimmte Theile der Spectra in die Mitte 
des Gesichtsfeldes des Fernrohrs F zu bringen, und es wird, Avenn 
die Lichtquellen Spectra geben, deren Intensität nicht in allen 
