vom 8. März 1877. 
113 
ergeben, im äussersten Roth und Violett wächst derselbe bis zu 
5^. Ich muss hierzu bemerken, dass diese Beobachtungen aus 
der ersten Zeit stammen und jetzt, nach grösserer Übung, der 
Fehler noch geringer anzunehmen sein wird. 
Hr. G. Müller, der sich sehr eifrig bei den folgenden Beob- 
achtungen betheiligte, hat seine ersten Beobachtungen mit einem 
lü. F. für eine Einstellung von 4 bis 5^ gemacht, bei späteren 
Beobachtungen schwankte jedoch der lo. F. nur zwischen 1.2 und 
2.8 f 
Einige Beobachtungsreihen, die Hr. Müller mit einem Appa- 
rate mit Doppelspalt ausgeführt hat, welchen die Herren Schmidt 
& Haensch mir zu einer Prüfung freundlichst zur Verfügung ge- 
stellt hatten, geben eine ungleich grössere Genauigkeit. Es beträgt 
der 10 . F. einer Einstellung im Grün bei genügender Intensität 0.61^ 
im Blau 0.75 -[}. Es liegt meines Dafürhaltens diese grössere Sicher- 
heit lediglich in der Construction des Apparates und ist bedingt 
durch die feinere Einstellung mit der Mikrometerschraube am Spalt, 
während an meinem Apparate die Drehung des Nicolprismas aus 
freier Hand nicht mit ähnlicher Feinheit ausgeführt werden kann, 
und eine Bewegung von 091 in den günstigsten Fällen schon einem 
Intensitätsunterschiede von 097 entspricht. 
Es wäre ein Leichtes, die Feinheit der Einstellung mit Hülfe 
einer Schraube zu erhöhen, es hat sich aber herausgestellt, dass 
ein langsameres Gleichmachen der Intensitäten, wie es mit Hülfe 
einer Schraube möglich wird, das Auge ungewöhnlich anstrengt 
und sehr bald ermüdet, und es meines Dafürhaltens vorzuziehen 
ist — bei Beobachtungen am Himmel, bei denen es aus verschie- 
denen Gründen erwünscht ist, nicht zu viel Zeit auf jede einzelne 
Beobachtung zu verwenden — ein schnelles Arbeiten zu ermög- 
lichen, auch wenn die Genauigkeit in Etwas darunter leiden sollte. 
Bei den meisten Beobachtungen sind übrigens 6, bei erschweren- 
den Umständen S bis 10 Einstellungen gemacht worden, sodass 
der w. F. des Mittels nur in seltenen Fällen 1 -g- überschreiten dürfte, 
eine Sicherheit, die ich für ausreichend halte. 
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass man bei Appa- 
raten mit Polarisation am Vortheilhaftesten die Beobachtungen zu 
beiden Seiten desjenigen Punktes (Nullpunktes) macht, wo das eine 
Spectrum ausgelöscht ist, um eine etwaige fehlerhafte Stellung des 
Nicolprismas zu eliminiren. Auch ist es empfehlenswerth, durch 
