vom 7. Juni 1877. 
301 
teten Metalles selbst steht, also bei gut leitenden Metallen viel- 
leicht nicht besser leitet, als die auf der Oberfläche des Selens 
erzeugte. Da wir die Leitungsfähigkeit der hinzugekominenen lei- 
tenden Schicht nur als Vergrösserung der Leitungsfähigkeit des 
beleuchteten Metalles messen können und in der Verminderung der 
Dicke desselben durch den zu erhaltenden Zusammenhang des 
Metallblattes beschränkt sind, so erreichen wir bei gut leitenden 
Metallen bald die Grenze der durch die empfindlichsten Messinstru- 
mente nicht mehr zu erkennenden Unterschiede. Ein Selenplätt- 
chen z. B., wie ich sie zu meinen Versuchen und zu Selen-Photo- 
metern verwendet habe, besteht aus 11 parallelen, 0,1 Mm. dicken 
Drähten von 10 Mm. Länge, in 1 Mm^ Abstand von einander, und 
hat dabei einen Leitungswiderstand von circa 1 Million Q. Einh. 
Man kann sich das Selen daher ersetzt denken durch eine, die 
parallelen Drähte leitend verbindende, Quecksilberschicht von der 
Dicke X, welche durch die Gleichung gegeben ist: 
oder 
1000000 = 
1 
lOÖ' 
1 
1000 ■ 
1 
X 
X 
1 
100000 Million 
oder 
1 
Tö" 
Mm. 
Bei einer Beleucbtung, ’ welche die Leitungsfähigkeit des Selen- 
Plättchens verdoppelt, würde die hinzutretende leitende Beleuch- 
tungsschicht durch eine Quecksilberschicht von gleicher Dicke er- 
setzt werden können. 
Das von Hrn. Börnstein zu seinen Versuchen benutzte Gold- 
blatt, an welchem er durch die Brückenmethode eine Zunahme der 
Leitungsfähigkeit von 0,0001 gefunden hat, hatte einen Widerstand 
von 3 Q. E., eine Länge von 24 und eine Breite von 9 Mm. Wenn 
man daher das Goldblatt durch eine Quecksilberschicht von der 
Dicke y ersetzt, so hat man für y. 
oder es ist 
0,001 
y 
89 
10 ^ 
Mm. 
Wenn die Leituiigsfähigkeit des Goldblattes sich um 0,0001 
durch Beleuchtung vergrösserte, wie Hr. Börnstein fand, so 
24 * 
