vom 7. Juni 1877. 
311 
raum von 0,5 bis 1 Mm. zwischen den Drähten frei blieb. Die 
Befestigung geschah auf die Weise, dass das Glimmerblatt mit zwei 
Reihen feiner Löcher im Abstande von ca. 10 Mm. von einander 
versehen wurde. Durch diese Löcher wurden die Drähte gezogen 
und die Enden so verbunden, dass ein Drahtgitter auf der Ober- 
fläche des Glimmerblattes entstand, dessen Drähte abw'echselnd 
mit dem einen oder anderen der beiden Zuleitungsdrähte verbun- 
den waren. Auf dies Gitter wurde nun eine etwa Mm. dicke 
Platte amorphen Selens gebracht, darauf eine zweite Glimmerplatte 
auf dieselbe gelegt und diese mit der ersten Glimmerplatte fest 
verbunden. Dai’auf wurde das Ganze zwischen zwei kleine Metall- 
platten mit elastischem Drucke eingesperrt und dann mit diesen 
in ein Paraffinbad getaucht, welches auf eine Temperatur von 200° 
bis 210° C. gebracht war, und in dieser Temperatur mehrere Stun- 
den lang durch einen passenden Wärmeregulator erhalten wurde. 
Nach eingetretener Abkühlung hatte das Plättchen dann in der 
Regel einen Leitungswiderstand von 500000 bis 1500000 Q. E. 
und eine Lichtempfindlichkeit, die einer Vergrösserung der Leitungs- 
fähigkeit durch diffuses Tageslicht um 0,2 bis 0,5 entsprach; Licht- 
empfindlichkeit und Leitungsfähigkeit pflegten nach etlichen Tagen 
etwa auf die Hälfte zurückzugehen. Ein solches Selen -Plättchen 
wurde nun auf den Boden eines etwa 30 Mm. weiten und 60 Mm. 
langen Metallrohres befestigt, und die Zuleitungsdrähte mit ausser- 
halb desselben angebrachten isolirten Klemmen verbunden. Das 
Rohr selbst war um eine verticale Axe drehbar, so dass man das 
Selen-Plättchen durch Drehung des Rohres schnell und sicher von 
einer Lichtquelle auf die andere richten konnte. An dem Gestelle, 
welches die Axe trug, war ein 1 M. langer Holzstab mit Millimeter- 
Theilung so befestigt, dass die Axe mit dem Beginn der Theilung 
zusammenfiel. Auf dem Holzstabe war ein Lichthalter mit Index 
verschiebbar, der zur Aufnahme der Normalkerze bestimmt war, 
die zum Vergleiche der gemessenen Lichtquelle diente. 
Zur Ausführung der Messung wurde der Apparat so aufge- 
stellt, dass der Maafsstab mit der Normalkerze einen rechten Win- 
kel mit der zu messenden Lichtquelle bildete, so dass man durch 
schnelle Drehung des Rohi’es von einem Anschläge zum anderen 
das Selen ohne wesentlichen Zeitverlust der Einwirkung der einen 
oder der anderen Lichtquelle aussetzen konnte. Die Contact- 
Klemmen des Rohres wurden dann in Verbindung mit den Zu- 
