312 
Gesammt Sitzung 
leitungsdrähten eines empfindlichen Galvanometers gebracht, in wel- 
che durch einen Contactgeber eine passende galvanische Kette ein- 
geschaltet werden konnte. Je nach der Lichtempfindlichkeit des 
Selenplättchens und der Empfindlichkeit des Galvanometers wurden 
1 bis 10 Danieirsche Elemente, unter Umständen auch noch stär- 
kere Batterien eingeschaltet. Es wurden nun zuerst 4 Normal- 
kerzen in einer Entfernung von 100 Cm. vom Selen-Plättchen neben 
einander aufgestellt und die auf dem Schieber befindliche Normal- 
kerze so lange genähert, bis beim schnellen Wechsel des Selen- 
rohres von einer Lichtquelle zur anderen keine dauernde Änderung 
der Ablenkung des Spiegels mehr eintrat, wenn auch der kurze 
Moment der Dunkelheit während des Überganges des Rohres aus 
einer Stellung in die andere stets ein kurzes Zurückzucken des 
Spiegels bemerkbar machte. Die Stellung des Index ergab eine Ent- 
fernung der Normalkerze von 49,1 Cm. anstatt 50, die es nach 
dem umgekehrten Quadrate der Entfernung hätte zeigen müssen. 
Der Grund dieser Verschiedenheit lag ersichtlich in der verstärk- 
ten Flamme der vier nebeneinanderstehenden Kerzen durch gegen- 
seitige Erwärmung. 
Bei einem weiteren Versuch wurde eine sehr gleichmässig bren- 
nende Petroleumlampe, welche in einem geschlossenen, inwendig 
geschwärzten Gehäuse mit Blendung aufgestcllt wurde, in verschie- 
denen Entfernungen mit der Normalkerze verglichen, deren Flam- 
menhöhe durch häufiges Putzen des Dochtes auf 24 Mm. Höhe 
erhalten wurde. 
Entfernung der Lampe 
in Cm. 
100 
150 
200 
250 
300 
Entfernung der Normal- 
kerze bei gleiclier Al>- 
lenkung des Spiegels 
33,7 
51,4 
G9,3 
81,0 
92,0 
Berechnete Lichtstärke 
der Lampe in Normal- 
kerzen 
8,8 
8,5 
8,3 
1 
10,5 
Die Abweichungen der berechneten Lichtstärken sind durch 
die unvermeidlichen Schwankungen der Helligkeit der Normalkerze 
