C90 
G esa mm t Sitzung 
Riclitung müsste notlnvendig durch die Fernrolirmitte gehen, wenn 
die zwei anderen Richtungen hindurchgehen. Da der Versuch zeigt, 
dass dies nicht der Fall ist, so kann kein rhombischer Krystall 
vorliegen. Ob derselbe aber nun monoklin oder triklin ist, geht hieraus 
nicht hervor, sondern erst aus der Messung der Bögen Nu: und A' w,. 
Diese Messung geschieht nun bei der angegebenen Einrichtung 
des Instruments nach F. E. Neu mann folgendermafsen ') : 
Man stellt bei einer beliebigen Lage des Bcobachtungs- Fern- 
rohrs die Glimmerplatte so, dass die eine scheinbare optische Axe 
in der Mitte des Sehfelds erscheint, indem man den Schnittpunkt 
der Kreuzfäden mit der schwarzen Hyperbel der betreffenden Axe 
durch Drehung der Platte vermittelst der inneren Goniometerdreh- 
axe, so dass also das Fernrohr fest bleibt, zur Deckung bringt. 
Alsdann giebt die Fernrohraxe die Richtung der scheinbaren opti- 
schen Axe des Glimmers in der betreffenden Stellung der Platte 
gegen das Fernrohr an. Nun dreht man unter steter Beibehaltung 
dieser gegenseitigen Stellung von Fernrohr und Krystallplatte den 
Glimmer mit dem Fernrohr und mit dem Theilkreis so, dass man 
zuerst den fernen Punkt auf der Spaltungsfläche des Glimmers ge- 
spiegelt und dann so, dass man ihn im Fernrohr direct sieht. Der 
am Theilkreis abzulesende Winkel der dadurch gegebenen beiden 
Stellungen des Beobachtungs-Fernrohrs ist das Doppelte desjenigen 
Winkels, den die scheinbare optische Axe mit der Spaltungsebene 
macht, und das Complement dieses letzteren Winkels ist der Bogen 
Nuj (resp. A^tt>i), der Winkel der optischen Axe mit der Normale 
zu der Basis. 
In dieser Weise wird zuerst der Bogen Nw, dann der Bogen 
Ww, bestimmt. 
Diese Methode erfordert drei verschiedene Einzelbeobachtungen, 
die einer sehr ungleichen Genauigkeit fähig sind. 
1) Einstellen der schwarzen Hyperbel der betreffenden opti- 
schen Axe auf den Schnittpunkt der Kreuzfäden. 
2) Directes Anvisiren eines Punkts mittelst des Fernrohrs. 
3) Anvisiren des Spiegelbilds desselben Punkts auf der Spal- 
tungsfläche, ebenfalls mittelst des Fernrohrs. 
Die zweite und dritte Beobachtung kann mit aller nur irgend 
wünschenswerthen Genauigkeit vorgenommen werden. Das Plätt- 
') Vergleiche die p. 704 citirte Arbeit von Müttrich. 
