70*2 
Gesammtsitzung 
Wir haben oben die absolute Dicke des Plättchens unbestiiimii 
gelassen, weil sie zu dem unmittelbaren Zweck der Bestimmung 
der Brechungs - Coefficienten nicht nöthig war. Wir wollen aber 
diese Bestimmung nun hier doch noch ausführen, da wir zu an- 
deren Zwecken den absoluten Werth von d in Millimetern kennen 
müssen. Vermittelst eines mit Mikrometer versehenen horizontal- 
gestellten Mikroskops wurde ermittelt, dass eine zweimalige Um- 
drehung der Mikrometerschraube (also eine Drehung derselben um 
720°) das Objectiv um 0'“'"93 verschob, daraus ergiebt sich dann 
für die der Dicke entsprechende Drehung von 3G5°3: 
d = 0’“,'“472. 
Um den Grad der Genauigkeit der hier angewandten Methode 
etwas eingehender zu prüfen, wurde die Dicke d auch direct mit- 
telst des Sphärometers gemessen. Diese .Messung ergab: 
d— 0'“'“471, 
also völlige Übereinstimmung der zwei ersten Decimalen, eine Ab- 
weichung von nur einer Einheit in der dritten. Die Messung der 
Verschiebung des Mikroskops, die zur Bestimmung der Brechungs- 
Coefficienten dient, kann natürlich ebenso genau ausgeführt werden, 
als die zur Bestimmung der Dicke dienende, also wird man auch 
die Endresultate für gleich genau halten müssen. Es folgt also 
auch hieraus, dass wir den mittleren Brechungs - Coefficienten für 
genau in den zwei ersten Decimalen halten dürfen. Im Folgenden 
soll der direct erhaltene Werth: 
0™«>47i 
als der muthmasslich genauere benutzt werden. 
V) Der wahre Winkel der optischen .\xen. Aus dem 
oben angeführten Winkel der scheinbaren Axen und dem mittleren 
Brechungs-Coöfficienten ergiebt sich der Winkel der wirklichen opti- 
schen Axen ooj. Es ist: 
