B DEIXB BSTItACORREXTI 37 



zione. Ili molti casi pui era importante di regolare i due cilindri dell'interruttore 



dillerenziale in mmlo, che succedessero lo cliliisurc istantaneamente, oppure che l'uua 



si facesse con un c.crLii ritardo sull'altra, o clic inlino si cliiutlossc l'uiia nel momento 



in cui l'altra s'inLcrroinpeva. Aiiciic allora lìroccdeva nello stesso modo, facendo i)as- 



sare per i due cilindri due correnti separate, e intercalando in ciascun circuito un 



gaIvanou\etro. La detcrmina/Aono si faceva noU'istesso modo. 



Un'altra questione, clic ha (lualchc importanza, 6 quella di sapere se la chiusura isolazione, 

 ... . . , . , . , , cliiusiira 



e 1 interruzione delle correnti poteva considerarsi veramente come istantanea, e se ,; inUTnizionc 

 il legno dell'interruttore era veramente isolatore, specialmente per le corren'.i a 

 forte tensione , che si dovevano misurare. Per decidere questa questione , ho fatto 

 passare per l'istrumento una corrente assai forte di coppie di Buiisen, ed ho in- 

 tercalato nel circuito nu galvanometro multiplicatore sensibilissimo, ad aghi astatici, 

 Disposi l'interruttore in modo che il contatto metallico non esistesse ancora, ma che 

 sarebbe bastato di muovere il cilindro di qualche decimo di grado, per ottenere il 

 contatto. L' interruttore naturalmente era lasciato fermo in quella posizione. Se la 

 corrente , attraversando uno strato di legno di pochi decimi di grado , avesse po- 

 tuto passare , anche molto affievolita , essa sarebbe slata assai troi)po forte per il 

 multiplicatore, avrebbe cacciato con violenza gli aghi a 90" smagnetizzandoli. Ma per 

 quanto rendessi stretto lo strato di legno isolatore , non mi fu possibile di avere 

 il più piccolo indizio di deviazione. Allora rinforzai ancora la corrente, v'interca- 

 lai una spirale atta a produrre una forte estracorrente, chiudendo e interrompendo 

 in un punto qualunque il circuito. Il galvanometro non si mosse. Per le mie espe- 

 rieme si può dunque considerare il legno come completamente isolante. 



Con un metodo analogo mi sono assicurato , che quando una piccola parte della 

 molla era già sul cilindro in contatto metallico , la corrente passava liberamente e 

 con tutta la sua intensità. Dimodoché posso concludere , che entro V intervallo di 

 •/,o di grado, la corrente chiudendosi passa da fino al suo valore normale; apren- 

 dosi, dal suo valore normale a zero. 



Devo aggiungere che queste osservazioni si riferiscono all'interruttore fermo, e non 

 hanno nulla che fare colla durata delle diverse correnti , che più tardi l'arò cono- 

 scere. Si trattava qui soltanto di vedere, se e entro quali limiti funzionavano bene 

 i contatti. 



GRADUAZIONE DEI GALVANOMETRl 



V. 



Nel corso di queste esperienze ho avuto bisogno di graduare diversi galvanome- 

 tri. Siccome in queste ricerche ho trovato alcune cose, che non si riferiscono sol- 

 tanto ai miei istrumenti speciali, ma mi paiono d'interesse generale, voglio esporre 

 con qualche dettaglio le osservazioni fatte e i risultati ai quali sono pervenuto. 



