46 SULLO SVILUPPO E LA DURATA DELLE CORRENTI d'iNDDZIONE 



Conclusione Dalla quale tabella apparisce: 



1. Che fino a 20 o 25 gradi il principio delle tangenti è applicabile. 



2. Clie fino a 50 gradi la forinola teoretica di Despretz e Bravais dà risultati esatti; 

 ma al di là di questo limite essa dà valori troppo piccoli, 



3. Ohe per limiti più estesi bisogna ricorrere a graduazioni erapiriclie, le diver- 

 genze essendo certamente molto diverse per i diversi istrumenti. 



4. A 60 gradi e per questo istrumento, stando al principio delle tangenti, si com- 

 mette un errore equivalente a 1°,8 e 1",5, secondo che le deviazioni sono positive o 

 negative; stando alla formola di Despretz, l'errore è di 0,4 e 0,2 di grado. 



h) La bussola di Wiedemaiiii. 



VII. 



Descrizione L'istrumeuto che porta questo nome, é stato pure eseguito dal meccanico Sauer- 

 l'apparccchio w«^(^ a Berlino. Esso appartiene alla categoria dei galvanometri, in cui alla calamita 

 va solidamente annesso uno specchietto, e l'angolo di deviazione di quella viene de- 

 terminato mediante un cannocchiale e una scala-, posti a qualche distanza dallo spec- 

 chietto. 



La bussola di Wiedemann è fra questi istrumenti certamente il più semplice, il 

 più comodo e il più universale, specialmente quando si tratta di misurare deviazioni 

 costanti, e non di osservare soltanto il primo impulso. Essa é formata di uno spec- 

 chietto d'acciajo calamitato, che funge quindi come calamita e come specchio. Una 

 grossa cassa di rame lo circonda, per far cessare presto le oscillazioni dello spec- 

 chietto. Due spirali di filo di rame fasciato, mobili, si possono avvicinar e allonta- 

 nare , e con queste si può far agire sulla calamita , a volontà , una corrente elet- 

 trica. 



Nella bussola, che ha servito a queste ricerche, lo specchietto era un disco circo- 

 lare del diametro di 20™™; ciascuna delle spirali era formata di un filo grosso poco 

 più di un millimetro, e che era avvolto in quattro strati successivi a 15 giri cia- 

 scuno. Il diametro esterno era di 70, l'interno di 60 millimetri. Una divisione in 

 centimetri e millimetri permetteva di determinare la distanza delle spirali dallo 

 specchietto. 



Per la misura della deviazione il cannocchiale , di sufficiente ingrandimento, era 

 munito di una scala, lunga un metro, e divisa in centimetri e millimetri. La prima 

 questione che sorge, si è a quale distanza convenga collocare la scala. Quanto più 

 grande è questa distanza, tanto più sensibile è l'apparecchio ; ma la prima condi- 

 zione è di non collocarla al di là di quella distanza , alla quale si possono ancora 

 valutare bene i decimi di millimetro. È poi evidente, che non bisogna averla troppo 

 distante, perchè la bussola si trasforma allora in magnetometro, destinato a misu- 



